498 Agrikulturchemische Uutersuchungsmethoden. 



Zur Methodik der Bestimmung der Benetzungswärme des Acker- 

 bodens, von A. Mitscherlich.i) — Aus seinen früheren Arbeiten (1900, 

 1901) glaubt der Verfasser den Schlufs ziehen zu dürfen, dafs die Gröfse 

 der Bodenoberfläche (Summe der Oberflächen der Bodenteilchen) die 

 wichtigste physikalische Bodeneigen schaff ist, und dafs diese durch Be- 

 stimmung der Benetzungswärme gemessen werden kann. Der Verfasser 



■sucht die höchsten Benetzungswärmen zu ermitteln, d. h. die Wärme, 

 welche bei Benetzung des absolut trockenen Bodens entbunden wird; 

 dieses Verfahren schliefst aber erhebliche Fehler ein, welche hauptsächlich 

 durch die Schwierigkeit, absolut trockenen Boden herzustellen, veranlafst 

 sind. Das Wesen des neuen Trockenverfahrens, welches der Verfasser 

 nun anwendet, besteht darin, dafs die Substanz in einem mit Phosphor- 

 pentoxyd beschickten, auf 100 '^ C. erhitzten Vacuum-Exsikkator getrocknet 

 wird. Der Exsikkator ist gebildet aus einer halbkugelförmigen Schale aus 

 4 — 5 mm dickem Glas, auf dessen Rand möglichst sorgfältig ein schwach 

 gewölbter Messingdeckel mit eingelöteter Tube, welche zum Evakuieren 

 dient, aufgeschliffen ist. — Das im Exsikkator befindliche Ende der Tube 

 ist rechtwinklich nach der Deckelwölbung zu gebohrt, damit beim Ein- 

 lassen von Luft diese nicht direkt auf die zu trocknende Substanz stöfst 

 und Verstäubungen veranlafst. Um den Exsikkator zu schliefsen, wird 

 zwischen Deckel und Gefäfsrand, welche beide schwach eingefettet werden, 

 ein etwa 0,8 mm dicker, 1 — 1,5 cm breiter Ring aus Paragummi gelegt, 

 wodurch luftdichter Verschlufs erzielt wird. Auf den Boden des Exsikkators 

 wird das Phosphorpentoxyd gebracht, auf Glasfüfschen ruht das die zu 

 trocknende Substanz enthaltende Glasgefäfs, feuchte Substanzen sind vor- 

 zutrocknen. Um das Austrocknen bei höheren Temperaturen vorzunehmen, 

 wird der Exsikkator in einen Wasserbadtrockenschrank oder Dampftopf 

 eingesetzt. Je nach der Dicke der Wände der verschiedenen Exsikkatoren 

 wird der absolute Trockenzustand im Trockenschrank in 2 — 4 Stunden, 

 im direkten Dampfstrom dagegen bereits in 1 — 1 Yg Stunden erreicht, 

 was der Verfasser durch eine Anzahl von Versuchen mit Stärke belegt; 

 für Bodenarten, welche aufserordentlich hygroskopische Bestandteile ent- 

 halten, empfiehlt sich aber vierstündiges Trocknen. Selbstverständlich 'st 

 peinlichst dafür Sorge zu tragen, dafs die getrocknete Substanz auf dem 



' Wege vom Exsikkator bis zur Wage nicht wieder Spuren von Feuchtig- 

 keit aus der Luft anziehen kann; es ist daher nach dem Offnen d.es 

 Exsikkators die die Substanz enthaltende Schale sofort mit einer aaf- 

 geschliftenen Platte zu bedecken. Sehr zähe schwere Tonböden sind 

 vorher auf das Feinste zu pulvern, da nur hierdurch das Austrocknen in 

 2 — 3 Stunden erreicht werden kann. Bei Moorboden dagegen verhält es 

 sich anders. Mit feinstgepulvertem Material kann zwar nach vielstündigem 

 Trocknen (20 — 50 Stunden) eine Gewichtskonstanz erreicht werden, wird 

 der getrocknete Boden aber wieder benetzt und abermals getrocknet, so 

 nimmt der Gewichtsverlust nach jeder Wiederholung dieser Operation zu; 

 es scheint also der Moorboden durch das Benetzen und Trocknen chemische 

 und physikalische Veränderungen zu erleiden. Diesen Ve^-änderungen ent- 

 spricht auch eine solche der Benetzungswärme, während einem konstanten 



1) Laiidw. Jahrb. 1902, 31, 577. 



