.l~ii Agrikulturcliemische UiiloriiUcLuugBnictljudcu. 



u. A. gegebenen Vorscliriftcu. Es gelang ilini jedoch, ilic Ursachen der 

 Fclileniuelleu zu ermittehi und die Bedingungen ausfindig zu machen, 

 unter denen auch diese Methode selir befriedigende llesultate zu 

 geben vermag. Der Verf. oi)erirt in folgender Weise: Sein Apparat ist 

 dem llar cour tischen 1) nachgebildet; doch verwendet er anstatt des 

 Kolbens, dessen sich Harcourt bedient, eine nicht allzu grosse tubulirte 

 Retorte, deren aufwärts gerichteter Hals mit einem kleinen Külbchen in 

 Verbindung steht, welches durch einen doppelt durchbohrten Kautschuk- 

 pfropfen verschlossen ist; die eine Bohrung enthält das von der Retorte 

 kommende, nach abwärts gebogene Gaslcitungsrohr, die andere ein zwei- 

 mal rechtwinklig gebogenes Glasrohr, dessen aufsteigender Theil zu einer 

 länglichen Kugel aufgeblasen ist. Der absteigende Schenkel führt zu einem 

 Peligot 'sehen Kugelapparat, welcher Normal-Schwefelsäure enthält; der- 

 selbe ist mit einem Aspirator in Verbindung gesetzt. In den Tubulus 

 der Retorte ist eine verschliessbare Trichterröhre, deren Ende ausgezogen 

 und umgebogen ist, eingepasst. 



Man bringt das abgewogene Nitrat in die Retorte, fügt Zink-Eisen- 

 Mischung in dem von Harcourt angegebenen Verhältniss hinzu und lässt 

 sodann circa 50 CG. Kalilauge von 1,15 — 1,25 spcc. Gewicht durch die 

 Trichterröhre nachfiiessen. Die Mischung wird nur eine Stunde lang sich 

 selbst überlassen (bei sofortigem Erhitzen ist ein Verlust unvermeidlich); 

 dann beginnt man (bei verschlossenem Trichterrohr) mit der Destillation. 

 Nachdem 5 — 10 CG. in das Kölbchen überdestillirt sind, öffnet man das 

 Trichterrohr und saugt, ohne die Destillation zu unterbreclien, einen 

 massig starken Luftstrom (befreit von Anmioniak) durch den Apparat. 

 Man erhitzt schliesslich auch das Sammel-Külbchen, um das in diesem 

 condensirte Ammoniak zu verjagen (das hinter dem Kölbchen augebrachte 

 Kugel-Rohr schützt vor jedem Ueberreissen von Kalilauge). Man kocht, 

 bis schliesslich nur noch wenig Flüssigkeit in der Retorte ist. Dann 

 titrirt man die vorgeschlagene Säure mit Zehntel-Normal-Natronlauge. 



Das Durchleiten von Luft ist nach den Erfahrungen des Verf. von 

 sehr grosser Wichtigkeit für den Erfolg der Analyse; es bewirkt rasches 

 und vollständiges Ueberdcstilliren des Ammoniaks (was sonst kaum zu 

 erreichen ist) und verhindert das Schäumen und Stossen der kochenden 

 Kalilauge (daher es auch nicht nöthig erscheint, die zur Vermeidung des 

 letzteren Uebelstandes von Sie wert empfohlene weingeistige Kalilauge 

 anzuwenden). 



Eder^) hat schliesslich noch eine Modifikation des oben erwähnten 

 Wagner'scheu Verfahren, welche der letztere zur Bestimmung der 

 Salpetersäure im Brunnenwasser empfohlen hatte, einer Prüfung 

 unterworfen. Diese Modifikation besteht darin, dass man die im Brunnen- 

 wasser vorhandenen organischen Substanzen durch Oxydation mit über- 

 mangansaurem Kalium zerstört, sodann den Verdamjjfungsrückstand des 

 Wassers mit Soda und Chromoxyd im Kohlensäure-Strom glüht und die 



*) Man vergleiche die Abbildung desselben in Fresenius, quantitative 

 Analyse. 



2) Zeitschr. f. analyt. Chemie. 17. 434. 



