I. Allgemeine Methoden und Apparate. 



611 



angeschmolzen. Das Rohr erhält eine Millimeterointeilung. Das 

 Gefäfs wird bis zur Marke mit "Wasser gefüllt und aufserdem 

 etwas Quecksilber in die Kugel gegeben, so dafs das Rohr etwa 

 bis zum Teilstrich 20 in Wasser einsinkt. Bringt man nun eine 

 gewisse, nicht abgewogene Menge Substanz in den Apparat, so 

 wird 1. der ganze Apparat in das umgebende Wasser einsinken, 

 m Teilstriche; 2. das Wasser im Apparrt wird um das Volumen 



der zugegebenen Substanz steigen, n Teilstriche, und — = D. 



n 



Da der Wert m durch die Dicke des Glases wesentlich be- 

 einflufst wird, indem das beim Einsinken um 1 mm verdrängte 

 Volum Wasser um die Wandstärke des Glases gröfser ist als 

 die Erhebung des Wasserspiegels im inneren Cylinder um die- 

 selbe Gröfse — so kann mit diesem Apparat nur eine annähernde 

 Bestimmung ausgeführt werden. Möglichst geringe Wandstärke 

 läfst diesen Fehler verkleinern. 



V 



/ 



ö 



Neues Refraktometer, von C. Fery.i) 



Das Prinzip des Apparates beruht darauf, dafs durch ein festes 

 Prisma mit veränderlichem Winkel und konstantem Brechungsindex die Ab- 

 lenkung aufgehoben wird, welche ein Lichtstrahl bei dem Durchgang durch 

 ein Hohlprisma mit konstantem und kinreichend kleinem Winkel erfährt, 

 welches mit der zu messenden Flüssigkeit gefüllt ist. Das feste Prisma 

 mit variablem Winkel besteht aus dem Abschnitt einer sphärischen Linse. 

 Der Apparat wird gebildet aus einem kleinen prismatischen Gefäfs mit 

 sphärischen Oberflächen, aber ebenen inneren Wänden. Die durch irgend 

 eine Flüssigkeit veranlafste Ablenkung kann man aufheben, wenn man das 

 Gefäfs zwischen einem Okular und einer Kollimatorlinse verschiebt. Ein 

 Nonius gestattet diese Verschiebung zu messen. Als Lichtquelle dient ein 

 Natriumbrenner. Auch zur Messung kleiner Krystalle ist der Apparat 

 geeignet, vorausgesetzt, dafs deren Winkel nicht gröfser ist als der des 

 Hohlprismas. 



Die Anwendung des Refraktometers, von G. Marpmann.2) 



Verfasser bespricht in der Fortsetzung seiner Arbeit (siehe Butter) 

 die Anwendung des Refraktometers zur quantitativen Bestimmung 

 des Glycerins in gegorenen Getränken, des Albumins in 

 Lösungen und scliliefslich noch bei der Milchuntersuchung. 



Kolorimeter von W. Gallenkamp. D. R.-P. 63560 vom 21. Juli 

 1891 Kl. 42.3) 



Das Instrument besteht aus zwei nebeneinander befindlichen Glas- 

 trögen, von welchen der eine parallel, der andere von keilförmig zulaufenden 

 Glasplatten gebildet wird. In dem keilförmigen Trog befindet sich die 

 NormaUösung, im anderen die zu prüfende Flüssigkeit. Vermittelst des 

 Beobachtungsapparates (Loupe, Spektroskop), welcher vor den Trögen ver- 

 schiebbar ist, wird der Punkt gleicher Farbenintensität gesucht. An einer 



1) Compt. rend. 1891, CXIII. 1028; aus Chem. Centr.-Bl. 1892, I. 362. 



2) Pharm. Ctrlh. 1892, XXXII, 209. 



3) Nach übersandt. Original. Siehe auch Chem. Zeit. 1891, XV. Eep. 321. 

 Zeitschr. angew. Chem. 1892, 549. 



39* 



