612 Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden. 



Skala läfst sich der Prozentgehalt der färbenden Substanz direkt ablesen. 

 (Firma Warmbrunn und Quilitz & Comp., Berlin.) 



Kolorimeter, von A. Nugues.i) 



Die beiden 18 cm langen Beobachtungsröhren, welche mit ihrem 

 plattgeschliffenen Boden in üblicher Weise nebeneinander stehen, sind 

 mittelst enger mit Hahn versehener Eöhrchen mit zwei in 1/2 cm ein- 

 geteilte Büretten verbunden. Über den beiden Mefsröhren ist der gewöhn- 

 liche optische Beobachtungsapparat angebracht, durch welchen die beiden Seh- 

 felder in ein Feld vereinigt werden. Derselbe hat ferner noch die Einrichtung, 

 dafs er beliebig geneigt werden kann, so dafs die Beobachtungen auch 

 sitzend ausgeführt werden können. Ist der Spiegel auf gleichmäfsige Be- 

 leuchtung der beiden Halbkreise eingestellt, so werden die beiden Mefs- 

 röhren bis zum Nullpunkt mit der zu untersuchenden und Vergleichs- 

 flüssigkeit gefüllt, während gleichzeitig die Hähne geschlossen sind, so dafs 

 aus den Mefsröhren keine Flüssigkeit in die Beobachtungsrohre übertreten 

 kann. Dann läfst man von der helleren der beiden Flüssigkeiten so viel 

 in das Beobachtungsrohr eintreten, dafs die beobachtete Farbe von passender 

 Intensität ist, darauf in das andere Rohr vorsichtig von der anderen Flüssigkeit 

 so viel einfliefsen, dafs beide Scheibenhälften gleich gefärbt erscheinen. 

 Nun liest man an beiden Röhren die Anzahl der Kubikcentirneter ab 

 und berechnet daraus das Verhältnis der Färbungen. Sind beispielsweise 

 von den Normal- (Vergleichs-) Lösungen n ccm und von der zu unter- 

 suchenden V ccm verbraucht worden, so ist — 100 der Ausdruck für die 

 Menge der färbenden Substanz in 100 ccm der zu untersuchenden Flüssig- 

 keit, während die Formel -^ 100 besagt, in wieviel ccm der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit die in 100 ccm Normalflüssigkeit enthaltene Farb- 

 stoffmenge enthalten ist. 



Ein neues Kolorimeter, von G. Papasogli.2) 



Nach unserer Quelle die im allgemeinen übliche Anordnung. Zwei 

 graduierte Gefäfse, durch welche von unten mittelst Spiegel das Licht 

 geschickt wird ; die Lichtstrahlen werden bei dem Austritt aus den Cylindern 

 gesammelt und zu einem Bilde vereinigt. Eine nicht näher beschriebene 

 Vorrichtung ermöglicht es, die Flüssigkeiten in den Beobachtungsröhren 

 nach Bedürfnis steigen oder sinken zu lassen. 



Titrierapparat mit automatischer Einstellung des Null- 

 punktes, von Stanislaus Krawczynsky.^) 



Ringnonius-Bürette, von C. Meinecke.*) 



Statt der üblichen kurzen Teilstriche sind dieselben um die ganze 

 Röhre gezogen. Am unteren Ende steht die Bürette mittelst Hahn ver- 

 schliefsbar mit einer in Vi 00 geteilten zweiten Bürette, der Nonius-Bürette 

 in Verbindung. Befindet sich z. B. in der Hauptbürette der abzulesende 

 Meniscus zwischen zwei Teilstrichen, so läfst man die Flüssigkeit in die 



') Zeitschr. Eübenznckerind. 1891, 912. Chem. Centr.-Bl. 1892, I. 362 Sucrerie 

 indigene et coloniale 1891, XXXVIII. 16. 



^) Staz. sperim. agrar. ital. 1891 XXI. Chem. Centr.-Bl. 1892, I. 577. 

 3) Berl. Ber. 1891. XXV. 3010. 

 *) Chem. Zeit. 1892, XVI. 792. 



