I. Allgemeine Methoden und Apparate. 613 



Noniusbürette einfliefsen, bis der Meniscus in der Hauptbüretto auf einen 

 Teilstrich kommt, so dafs derselbe nun genau abgelesen und durch die in 

 die Noniusbürette eingetretene Flüssigkeitsmenge korrigiert werden kann. 

 Resultate auf serordentlich genau. 



Eine neue Wägebürette, von M. Ripper.') 



Die Bürette besteht aus einem weiteren cylindrischen Gefäfs, oben 

 mit einem Glashahn verschliefsbar, welcher nach Art der bei Tropfgläschen 

 verwendeten geschliffen, nach Bedürfnis den Eintritt äufserer Luft er- 

 möglicht. Am unteren Ende befindet sich ein Glashahn, welcher zu einer 

 feinen Bürettenspitze ausgezogen ist und die Bildung feiner Tropfen ge- 

 stattet. Über diese Spitze ist eine abnehmbare Glaskappe aufgeschliffen, 

 welche die Verdunstung etwa hängen gebliebener Tropfen verhindern soll. 

 Der Apparat kann leicht an eine analytische Wage gehängt werden, er 

 wiegt leer annähernd 60 g, fafst ca. 70 ccm und besizt eine Länge 

 von 18—19 cm. Die Bürette ist von 5 zu 5 ccm eingeteilt. Vorzüge 

 dieser Vonüchtung sind, dafs man beim Abmessen von Flüssigkeiten von 

 der Temperatur unabhängig ist, keine Ablesungsfehler begehen, auch mit 

 konzentrierten Messflüssigkeiten arbeiten kann. Die Arbeit ist etwas um- 

 ständlich, dafür sehr genaue Resultate. 



Bürettenschwimmer, von Rud. Benedikt. 2) 



Die Marke ist im Innern des Schwimmers an einem kleinen ein- 

 gesetzten Röhrchen, welches an der Schwimmerwand anliegt, angebracht, 

 und so vor der Einwirkung der Reagentien geschützt. 



Versuche mit dem Centrifugalemulsor, von Mart. Ekenberg.^) 



Unter diesem Titel beschreibt Verfasser einen Apparat, welcher ge- 

 eignet ist, die gewöhnlichen Rührwerke der Fett- imd Ölindustrie zu er- 

 setzen. Der Apparat eignet sich aber auch vorzüglich zum Auswaschen 

 von Säuren aus Fetten mid Ölen u. s. w., weswegen hier kurz darauf hin- 

 gewiesen werden soll. 



Centrifuge mit Wasserbetrieb, von Fr. Heinemann.*) 



Eine rasch gehende Turbine trägt als Fortsetzung der vertikalen Achse 

 eine Welle mit Armkreuz, an welchem in einem geeigneten Körbchen die 

 verschiedenen Gläser (Reagenzcylinderkölbchen etc.) aufgehängt werden 

 können. Durch die rasche Umdrehung werden die Gefäfse nahezu in 

 horizontale Lage gebracht und eine schnelle Sedimentierung bewirkt. Er- 

 setzt man das Armkreuz durch ein Triebrad, so läfst sich die Anordnung 

 als Laboratoriumsturbine verwenden. 



Kreiselschleuder, von G. Gärtner. 5) 



Fr. Hugershoff in Leipzig empfiehlt dieselbe als einfachste und 

 billigste. Mit derselben, welche auf gleiche Weise wie die Kreisel der 

 Kinder in Bewegung gesetzt wird, lassen sich Älilchfettbestimmungen aus- 

 führen, ebenso eignet sie sich ganz vorzüglich zur Abscheidung von feinen 



1) Chem. Zeit. 1892, XVI. 793. 



'^) Ibid. 515. 



3) Zeitschr. angew. Chem. 1892, 488. 



*) Nach uns einges. Original, auch Zeitschr. angew. Chem. 1892, 587. 



6) Zeitschr. angew. Chem. 1892, 587. 



