I. Allgemeine Methoden und Apparate. 615 



wird die Ätherlösung in das Külbchen abgezogen, durch das Rohr c ge- 

 langen die Ätherdämpfe in das Extraktionsrohr und Rückflufskühler. Das 

 Exti'aktionsrolir, ein gewöhnlicher Glascylinder mit verjüngtem Ende, be- 

 sitzt einen Boden eingeschmolzen, durch welchen das Heberrohr und 

 Äthersteigrohr hindurchgeführt sind. 



Dadurch, dafs Verfasser die einzelnen Glasteile in das Innere des 

 Extraktionsrohres (150 — 500 ccm) verlegt, ist die Zerbrechlichkeit ver- 

 mindert. 



Metallener Rückflufskühler, von E. Donath, i) 

 Das Extraktionsrohr ist das ursprüngliche ohne die Soxhlet'sche 

 Hebervorrichtung. Der obere Rand ist vollkommen eben abgesclüiffen, 

 darauf pafst der ebenfalls sorgfältig abgeschliffene Metallrand des einfach 

 einzuhängenden Kühlers. Dieser besteht aus zwei hohlen ineinander 

 steckenden Cylindern aus dünnem Messingblech. In der Mitte steckt ein 

 aus gewelltem Blech hergestellter Dephlegmationsconus, der sich nach oben 

 in ein offenes Rohr fortsetzt. Das Kühlwasser tritt in den Raum zwischen 

 innerem Cylinder und Konus ein und steigt sodann im äufseren Ring nach 

 aufwärts, wo es durch ein seitliches Röhrchen abfliefst. Als Kühlfläche 

 wärkt die innere Fläche des Konus und der äufsere Mantel des äufseren 

 Cylinders. Die kondensierte Flüssigkeit fliefst über zwei offene schmale, 

 mit nach abwärts gerichteten Zacken versehene Blechhülsen, von denen 

 eine in den Konus hineingesteckt, die andere über den unteren Rand des 

 äufseren Cylinders geschoben ist, nach abwärts. Die zahlreichen Zacken 

 veranlassen eine Tropfenbildung an verschiedenen Stellen und soll dadurch 

 das Aushöhlen der zu extrahierenden Substanz vermieden werden. 



Ein neuer Glaskühler für Laboratorien, von Ferd. Evers. 2) 

 Während bei dem gewöhnlichen Liebig 'sehen Kühler das Kühlrohr 

 aus einem einfachen Rohr besteht, ist dieses hier so konstruiert, dafs auch 

 von innen die Dämpfe gekühlt werden können. Es wird dies dadurch 

 erreicht, dafs das Kühlrohr sich im Kühler erweitert und aus 2 Cylindern 

 besteht, die miteinander nicht kommunizieren. In den inneren Cylinder 

 kann das Kühlwasser eintreten. (D. R.-P. Greiner, Stützerbach.) 



Ein neuer selb&thätiger Filtrierapparat, von Albin Hoff- 

 mann. 3) 



Verfasser beschreibt einen Apparat, der auch bei Ausführung genauer 

 quantitativer Arbeiten anwendbar ist. Das Prinzip desselben ist folgendes : 

 Die zu filtrierende Flüssigkeit befindet sich in einem Erlenmeyerkölbchen, 

 welches an einem Ende eines um horizontale Achse drehbaren Balkens be- 

 festigt ist, das andere Ende des Balkens trägt eine schwere Kugel, derart, 

 dafs in dem Falle, als sich dieses System selbst überlassen ist, die Kugel 

 vertikal unter dem Drehungspunkt sich befindet und der Kolben oberhalb 

 derselben aufrecht steht. Wird der Kolben nach links gesenkt, so nähert 

 er sich der horizontalen und geht darüber hinaus, sein Inhalt wird zum 

 Ausfliefsen gebracht, derselbe entleert sich in einen darunter befindlichen 

 Trichter, welcher über einem Becherglas angebracht ist. Dieser Trichter 



^) Zeitschr. angew. Chem. 1892, 355. 



^) Chem. Centr.-Bl. 1892, I. 261; Berl. Ber. 1892, XXIV. 3950. 



3) Zeitschr. anal. Chem. 1892, XXXI. 413. 



