618 Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden. 



haben versehen und um eine Schiene drehbar. Dadurch kann das Ein- 

 und Auslegen der Kerne bewerkstelligt werden, ohne das Glasrohr im 

 mindesten zu erschüttern, auch braucht hierbei nicht wie beim Gla ser'schen 

 Ofen eine ganze lange Reihe von Kernen verschoben zu werden. Drittens 

 endlich ist der Heizraum so gebaut, dals die Wärme, welche bei den jetzt 

 übKchen Öfen lotrecht nach unten strahlt und für die^ Heizung verloren 

 geht, hier zur Heizung verwandt wird , so dafs dadurch eine bedeutende 

 Gasersparnis erzielt wird. Die Vermeidung der beträchtlichen "Wärme- 

 strahlung nach unten vermindert bezw. beseitigt auch das Zurückschlagen 

 der Brenner. 



Der Ofen verbraucht durchschnittlich 0,7 — 0,9 cbm Gas pro Stmide. 

 Die Brenner sind vertikal und seitlich zu verstellen, die Flamme sichtbar. 



Benzin feuerung für Verbrennungsöfen, Röhrenöfen, Muffel- 

 öfen und dergleichen, von Rob. Muencke. ^) 



über den Apparat zum gleichförmigen Vermischen gröfserer 

 Mengen pulverförmiger Körper, von C. Mann. 2) 



II. Boden und Ackererde. 



Zur mikrochemischen Untersuchung einiger Minerale, von 

 J. Lemberg. 3) 



Die Bestimmung des Schmelzpunktes von Mineralien, von 

 J. Joly.4) 



Der vom Verfasser angegebene Apparat, Meldometer genannt, beruht 

 darauf, dafs durch einen galvanischen Strom ein Streifchen Platinblech 

 erhitzt wird. Durch geeignete Veränderung des Widerstandes im Strom- 

 kreise kann die Erhitzung so reguliert werden, dafs eine kleine Menge 

 auf das Blech gestreuter Mineralpiüver eben zum Schmelzen kommt. 

 Dieser Schmelzpunkt kann durch Vergleich mit anderen, bekannten Mine- 

 ralien fixiert werden, oder bei dem gröfseren Apparate dadurch, dafs im 

 Augenblick, in welchem das Mineral schmilzt, die Länge des Platinbleches 

 gemessen und aus der Ausdehnung des Bleches die Höhe der Temperatur 

 wird. Die Messung der Ausdehnung geschieht mittelst Hebel- 

 übertragung und Mikrometerschraube, die Beobachtung des Schmehens mit 

 IVIikroskop, die Berechnung der Temperatur nach einer von Carnelley 

 gegebenen Kurve. Das Meldometer giebt bei 1 500^0. genaue Resultate, 

 da erst darüber hinaus eine bleibende Ausdehnung des Platins stattfindet, 

 die übrigens noch innerhalb gewisser Grenzen dui'ch Messung und Rech- 

 nung eliminiert werden kann. Es ergiebt sich von selbst, dafs der Apparat 

 noch für Sublimationserscheinungen etc. brauchbar ist. 



1) Chem. Zeit. 1892, XVI. 1561. 



2) Zeitschr. anal. Chem. 1892, XXXI. 410. 



3) Zeitschr. D. geol. Gesellsch. 1891, XLIV. 224; Chem. Centr.-Bl. 1892, H. 838. 

 *) Proc. E. Irish. Akad. 1891, II; Chem, N. 1891, LXV.; Chem. Centr.-Bl. 



1892, I. 402. 



