Atmosphäre. 15 



logischer Beobachtungen in den Jahren 1855 — 1887". Der Inlialt dieses 

 Werkes ist ja den Lesern dieses Jahresberichtes bereits durch ein Referat 

 im letzten Jahrgange bekannt. Indessen möchten wir doch nochmals anf 

 dasselbe und auf das Ebermayer'sche Referat zurückkommen, da an einer 

 Stelle des letzteren eine Frage angeregt wurde, die für die Meteorologie 

 mit allen ihren einzelnen Nebenzweigen imd Abstufungen von gröfster 

 Bedeutung ist. 



In seinem Referat sagt nämlich zunächst Herr Professor Dr. Eber- 

 mayer bei der Wiedergabe der Stationsbeschreibimg: 



„Das trockene und feuchte Thermometer (Psychrometer) und das 

 Evaporimeter waren bei jeder Station in blechernen, mit weifser Ölfarbe 

 angestrichenen Schutzhäuschen aufgehängt, wie sie bei den österreichischen 

 Beobachtungsstationen überhaupt üblich sind. Die Kugeln der Thermo- 

 meter befanden sich 1,5 m über dem Erdboden und dieser letztere war 

 bei allen Stationen in gleicher Weise mit hellem Sande bestreut. Der 

 Regenmesser stand mit seinem oberen Rande etwa 2,5 ra über dem 

 Erdboden. 



Jeder Stationsplatz war mit vier in Quadrat aufgestellten ungeschälten 

 Fichtenstangen umzäunt, die mit einem weitmaschigen Gitter von Eisen- 

 draht verbunden waren. Die Entfernung des Zaunes von den Thermo- 

 metern betrug mindestens 1 m nach allen Seiten. 



Diese Aufstellungsart giebt zu einigen kleinen Bedenken Veranlassung. 

 Obgleich die weifsen blechernen Schutzhäuschen hinreichende Luftzirkulation 

 gestatten und so gestellt werden können, dafs die Sonne das Innere nicht 

 bescheinen kann, kommt nach den Erfahrungen des Referenten bei ihrer 

 Benützung zu Beobachtungen auf freiem Felde der Umstand in Betracht, 

 dafs sie infolge direkter Bestrahlung und starker Erwärmung namentKch 

 in den Mittagsstunden den Thermometerstand mehr oder weniger beein- 

 flussen. Sie sollten sich deshalb in Freilagen noch unter dem Schutze 

 eines doppelwandigen hölzernen Kastens befinden. Ebenso dürfte das Be- 

 streuen des Erdbodens unterhalb der Thermometerkugeln mit hellem Sande 

 durch Reflexion und Strahlung störender einwirken, als eine Grasnarbe, 

 und endlich erscheint es fraglich, ob die Entfernung des Zaunes von den 

 Thermometerkugeln um 1 m ausreichend ist, um alle strahlende Wärme 

 abzuhalten." 



Hierzu hat schon die Redaktion der meteorologischen Zeitschrift 

 folgende Fufsnote gegeben: Lorenz hat übrigens bei der Beschreibung 

 der AufsteUungsart selbst ausdrücklich bemerkt, dafs er dieselbe nicht für 

 die denkbar beste halte. Da es sich aber nur um Diff"erential werte han- 

 delte, dürfte der Einflul's der Aufstellung als Konstante ziemlich in Weg- 

 fall kommen. 



Hierauf hat Herr v. Lorenz in der meteorologischen Zeitschrift in 

 einem kleinen Artikel „über die Aufstellung der Thermometer der öster- 

 reichischen Radialstationen" eine Erwiderung gegeben, welche wir in 

 Rücksicht auf die Wichtigkeit der Frage im folgenden zum Nachdrucke 

 bringen. 



über die Aufstellung der Thermometer der österreichi- 

 schen Radialstationen. 



Der Begründer der forstlich-meteorologischen Forschungen in Deutsch- 



