448 



Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden. 



Platz finden, wird durch eine Kiirbel mit Kurbelstange hin und her be- 

 wegt; die Kurbel ist auf einer Achse mit einer Schnurscheibe befestigt, 

 welch letztere entweder mit der Hand oder mit einem Motor getrieben 

 werden kann. Der Kasten selbst ist einerseits auf einer oben imd unten 

 um eine horizontale Achse drehbare aufrechte Stange gelagert und anderseits 

 an zwei aufrecht stehende, federnde Stahlreifen angenietet, so dafs, weil die 

 Stange und die Federn sich an ihren oberen Enden hin und her bewegen, 

 die Reibung eine minimale ist. 



Metallener Destillationskühler, von Ed. Donath, i) 

 Verfasser hat den von ihm früher beschriebenen Eückflufskühler^) 

 nun auch zum Abdestillieren eingerichtet, indem er in denselben unten 

 einen kurzen abgeschnittenen (oben offenen) Kegel einsetzt, wodurch einer- 

 seits eine Rinne längs des Randes entsteht, in welcher sich die Flüssig- 

 keiten ansammeln und durch ein an diesem Rande angebrachtes seitliches 

 Rohr abfliefsen können. Die Öffnung des eingestülpten Bodens (Kegels) 

 dient zur Aufnahme des Glasrohres, welches den Kühler mit dem Destil- 

 lationskolben verbindet und wird mit einem passenden, durchbohrten Kork 

 verschlossen. 



Zuverlässiger Destillierapparat, von Max 

 Müller.3) 



Dieser Destillationsaufsatz wird namentlich für 

 die Stickstofil)estimmung nach Kjeldahl empfohlen. 

 Er verliindert das Überreifsen von Flüssigkeitstropfen, 

 indem die sich in A ansammelnden Dämpfe, welche 

 durch das Rohr B aus dem Kolben aufsteigen, dort 

 ihr Spritzwasser abgeben, welches durch das am 

 Boden von A befindliche Abflufsrohr CED, das 

 bis auf den Boden des Kolbens führt, zurückfliefsen 

 können. 



Extraktionsapparat für die Bestimmung 

 der Fette, von J. Graftian.*) 



Verfasser vermeidet bei dem Apparat jede 

 Korkverbindung. An dem Kühler ist ein gläserner 

 Mantel angeblasen, in welchen sowohl Extraktions- 

 gefäfs als Siedekölbchen untergebracht werden. 

 Dieser Mantel steht in einer mit Quecksilber ge- 

 füllten Rinne, welche an dem oberen Rand eines kleinen eisernen, email- 

 lierten Gefäfses sich befindet. Auf dem Boden dieses Gefäfses steht das 

 Extraktionskölbchen, über diesen hängt auf ein paar Zapfen des Mantels 

 ruhend das mit Heberrohr versehene Extraktionsgefäfs. Preis 20 fr. 



Ein Thermostat für Temperaturen zwischen 50 und 300 

 Grad, von A. Mahlke.5) 



Da die Einrichtung des Apparates ohne Zeichnung schwer verständlich 

 ist, so sei auf die unten angegebenen Quellen verwiesen. 



Präzisionsthermorogulator, von Porges.^) 



1) Zeitschr. angew. Chom. 1893, 131. — 2) d. Jahresber. 1892, C15. — 3) Zeitsclir. angew. 

 Chem. 1893, 229. — *) Chem. Centr.-Bl. 1893, I. 228. — S) Zeitschr. Instrumentenk. 1893, Xin. 

 197; Chem. Centr.-Bl. 1893, II. 129. — 6) Zeitschr. anal. Chem. 1893, XXXII. 211; Chem. Centr.- 

 Bl. 1893, I. 765. 



