II. Boden und Ackererde. 455 



groben, feinen und sehr feinen Sandes zu bestimmen. Die gefundenen 

 G-ewichtsmengen sind in Prozenten des steinfreien, lufttrockenen Bodens 

 auszudrücken. 



Die Menge der abschlämmbaren Teile ergiebt sich aus der Differenz 

 zwischen dem ursprünglichen Gewicht des steinfreien, lufttrockenen Bodens 

 und dem Gewicht von Kies, Grus und Sand. 



Ferner empfiehlt Verfasser, den Satz „Zur chemischen Analyse nimmt 

 man den durch Absieben mittels 3 mm-Sieb erhaltenen Feinboden" zu 

 setzen „Zur chemischen Analyse nimmt man die durch trockenes Ab- 

 sieben mittels des 2 mm-Siebes erhaltene Feinerde". Diesen Vorschlägen 

 hat Verfasser eine ausführliche Begründung beigegeben. 



Ein Volumeter für die Ermittlung des Volums gröfserer 

 Proben, besonders Bodenproben, von Br. Tacke. ^) 



Die "Wichtigkeit, welche bei Beurteilung von Bodenproben, ganz be- 

 sonders Moorboden der Bestimmung des scheinbaren specifischen Gewichtes 

 zukommt, um die im Volumen des Bodens vorhandene absolute Menge 

 von Pflanzennährstoffen kennen zu lernen und berechnen zu können, veran- 

 lafste Verfasser zur Konstruktion des Volumeters, welches sich im Prin- 

 zip dem Regnault'schen Volumenometer anlehnt. Das neue Instrument 

 läfst sich ohne allzu grofse Aufwendungen aus den meist in jedem Labo- 

 ratorium vorhandenen Beständen zusammensetzen. Es besteht zunächst 

 aus einer Glasglocke (a) (Exsiccator) mit 2 seitlichen Tuben, von etwa 

 2200 ccm Inhalt; die Glocke ist mit einer sorgfältig aufgeschliffenen 

 Glasplatte versclüossen. Sie dient zur Aufnahme der zu untersuchenden 

 Probe. (Dichtungsmittel Vaselin.) Der eine Tubulus ist mit einer beider- 

 seits offenen oben und unten mit Glashahn absperrbaren Pipette, deren 

 Inhalt zwischen 2 Marken genau ausgemessen ist. Der untere Glasfortsatz 

 der kugeligen Pipette ist mit Schlauch mit einem kleinen Quecksilber- 

 reservoir verbunden, welches zum Zweck der Füllung der Pipette beliebig 

 hoch oder nieder gestellt werden kann. 



Der zweite Tubus kommuniziert mit einem Manometer. Dieses ist 

 aus Glasröhren mit geringer lichter Weite hergestellt und mit Wasser be- 

 schickt. Es wird an einer Holzplatte angebracht, auf welcher ein Streifen 

 feines Millimeterijapier aufgeklebt ist, so dafs der Stand des Wassers in 

 beiden Schenkeln leicht abgelesen werden kann. Ist der obere Hahn der 

 Pipette offen, so steht das ganze System mit der äufseren Luft in Ver- 

 bindung. Die Pipette sowohl wie die Glasglocke sind in ein grofses 

 Glasgefäfs, welches zum Zweck der Temperaturregulierung mit Wasser 

 bis über den Deckel des Gefäfses beschickt wird, eingesetzt. 



Die Volumbestimmung wird folgendermafsen ausgeführt: Zur Er- 

 mittlung des Raumes zwischen Nullpunkt des Manometers und der oberen 

 Marke der Pipette wird diese mit Quecksilber aus dem Quecksilberreservoir 

 bis zu oberen Marke gefüllt, wobei der obere Glashahn offen ist. Ist dies 

 geschehen, so wird der untere Hahn geschlossen, und ebenso der obere, 

 der Barometerstand abgelesen und sodann nach Öffnen des unteren Hahns 

 das Quecksilberreservoir gesenkt, bis das Quecksilber in der Pipette an 

 der unteren Marke steht und der untere Hahn wieder geschlossen. Durch 



1) Zeitscbr. angew. Chem. 1893, 39. 



