— 93 — 



2° Per evitare l'errore di parallasse nel leggere i deviamcnli dell'ago 

 dell'elettrometro di Pelticr ci ha due cerchi graduati uno de' quali corri- 

 sponde sul coperchio; or quando volete usare di (juesto dovete necessaria- 

 mente accostarvi al globo ed esercitare un influsso perturbatore, e ne'tera- 

 pi di pioggia , questo quadrante resta inutile perchè coperto dal cappello 

 metallico di cui l'elettrometro deve andare munito. 



lo ho ridotto l'elettrometro atmosferico che per me deve restare lisso ad 

 una perfezione che non può avere il mobile, per la quale l'errore di parallasse è 

 assolutamente nullo èia scala è molto ingrandita, da poter dare le frazioni di 

 grado, imperciocché la graduazione è fatta sopra un gran cerchio esterno alla 

 campana che contiene l'indice, ed un alidada con due opposti traguardi serve 

 a determinare la direzione che prende l'indice ne' suoi deviamenti. 



0° Col conduttore mobile si hanno indicazioni più forti, i deviamenti 

 si leggono tanto nell' innalzare quanto nell'abbassare il medesimo, e si co- 

 nosce non solo l'arco definitivo, come col metodo di Pelticr ottenuto dopo 

 molte oscillazioni dell'indice, ma anche l'arco impulsivo ch'è meno dipendente 

 dalle perdite provenienti dall'umido dell'ambiente, e però meglio proporzionato 

 alla tensione che si vuole misurare. E qualora si voglia osservare l'arco defini- 

 tivo non è mestieri aspettare che un istante perocché l'indice si ferma fatta ap- 

 pena una al più due oscillazioni. 



4° A conduttore mobile le letture si l'anno da una certa distanza dagli 

 strumenti mercè l'alidada, o un cannocchiale ed uno specchio , e così non 

 solo si ha il vantaggio di poter meglio discernere le frazioni de' gradi delle 

 scale perchè ingranditi, ma si evitano gl'influssi perturbatori della persona 

 che osserva (1). 



Se non che essendomi trovato non poche volte immerso nelle nubi , ho 

 notato che per la eccessiva umidil'a 1' elettrometro di Peltier uscito caldo ed 

 asciutto dalla stanza niostiavasi più sensibile. Questo fatto mi ha consigliato di 

 modificare la disposizione delle parti del mio apparecchio , allineile anche in 

 questi casi eccezionali possa il metodo del conduttore mobile esser preferito. 



Ecco la disposizione che ho adottata e di cui farò un saggio tra poco. 



(I) Anche nell'interno dciredilizio accostandovi troppo all'elettrometro vedete scemare 

 alquanto h tensione che indicava. Ed in tempo di molta elcttricilù positiva nell'aria acco- 

 stando la mano all'elettroscopio di Bohnemberger vi pccilava, nell'interno dell'Osservatorio 

 influsso di elettricità omologa , sul terrazzo di elettricità contraria molto più sensibile. 



