— 9o — 



rJorc UD globo g vuoto dello stesso metallo di circa due centimetri dì dìametiu 

 con una punta che si può togliere volendo , e di sotto un tetto o cappello i che 

 quando la verga è abassata copre il furo praticato nella copertura della came- 

 retta, senza toccarne l'orlo : nella parte inferiore questa verga o conduttore 

 mobile Unisce in un bastone di vetro all' estremo del quale si trova una carru- 

 cola b, che vorrei della stessa materia , con un peso e che obbliga il conduttore 

 mobile a tenersi nella verticale. Dall' anello s parte un conduttore Gssoc/ che 

 consiste in un filo vestito di guttaperca il quale va a comunicare col piattello 

 inferiore di un condensatore h col quale si connettono gli elettroscopi ed elet- 

 trometri diversi collocati sopra una tavola (1). Del condensatore se ne farà uso 

 quando farà mestieri , ma il suo piede sarà sempre un opportuno sostegno per 

 le comunicazioni. Ciò posto è agevole l'intendere come tirando il cordone di seta 

 y ifig. 2) il conduttore a si elevi e riceva l'influsso della elettricità atmosferica , 

 la cui tensione si legge sugli strumenti , e poscia ridotti questi a zero e calan- 

 do il conduttore mobile, si avrà la tensione opposta , la sola che si legge col 

 metodo di Peltier. Sulla tavola dove trovasi disegnato un elettrometro ad ago 

 si tenga un elettroscopio con pile a secco, ed altri ancora se si vuole, per le di- 

 verse occorrenze. Quantunque 1' elettroscopio ad ago si vegga nella figura si- 

 mile a quello di Peltier pure io ho fatto prova dell'altro con alidada e gradua- 

 zione esterna, siccome di sopra fu detto, la cui mercè non solo si evitano per- 

 fettamente gli errori di parallasse, ma si hanno gradi molto grandi da poterne 

 misurare le frazioni , e l'ago si vede ingrandito in guisa da poterne discernere 

 i più pìccoli moti. 



Oltre alla descritta disposizione del conduttore mobile ce ne sarebbe an- 

 che un'altra che pure evita 1' uso dì un conduttore ad elica o in altro modo 

 estensìbile di cui per mancanza di altro feci uso finora, quest'altra disposizione 

 consìsterebbe in tre o quattro canne di ottone leggiere e rientranti l'una nel- 

 l'altra come quelle de' cannocchiali, con molle ad elica nell'inlerno che obbli- 

 gano l'intero conduttore ad allungarsi, e che sì accorcerebbe tirato con un lac- 



(1) luvece (li un semplice anello (li ottone .s- entro del quale passi il conduttore a ho 

 usato un cannello di ottone mollo più stretto dell'interno del cilindro di vetro congiunto 

 con l'orlo inferiore di questo e nel rimanente isolato con mastice dalle sue pareti : questo 

 cannello è poco più corto del cilindro di vetro sicché non giunge all'orlo superiore, e per 

 una metà circa non tocca il vetro neppure per mezzo del mastice. In tal modo II condutto- 

 re a è meglio guidalo e può anche meglio cedere l'elettrico agli strumenti. Da ultimo II 

 conduttore d invece di esser rigido dovrebbe o essere ad elica o avere delle articolazioni 

 qualora si volesse fare che restasse sempre congiunto con la parte inferiore dell'asta. Per 

 queste pìccole variazioni mi consiglierù con l' esperienza quando l' apparecchio sarà ter- 

 minalo. 



