— 23 — 



penderebbero solo dalle condizioni igroiiK'triclie deli' ambiente ; ma essendo 

 cotesta intensità varia al variare di condizioni non ancora ben nolo , ne con- 

 segue che a pari umidità si debbano avere tensioni diverse , per cui non dee 

 recar meravìglia se in due tempi diversi con le medesime indicazioni igrome- 

 triche , una volta s' abbia una certa tensione ed un' altra punto non se n'ab- 

 bia. Per la qual cosa le osservazioni meno dipendenti dell' umido sono quelle 

 fatte col metodo di Peltier e col mio , onde rarissime volte si ha zero , e 

 dentro nubi densissime spesso si ottiene una tensione di 36», quando a con- 

 duttore fisso anche soccorso dalla fiamma non si ha alcun indizio di tensio- 

 ne. Ed ecco la vera ragione per cui i conduttori fissi con fiamma o senza non 

 meritano fiducia , qualora si vogliono misure di tensioni. Può il conduttore 

 fisso essere utile solo in alcune peculiari congiunture ed il mio apparecchio 

 ne fa comodamente 1' uffizio , perocché il mio conduttore è fisso o mobile a 

 piacimento di colui che fa le osservazioni. 



Essendo le tensioni che si hanno mercè il conduttore mobile le meno di- 

 pendenti delle variazioni igrometriche, a me non pare difficile il poter giun- 

 gere alla determinazione di un coefficiente dell' umidità per mezzo del quale 

 si potranno avere misure perfettamente giuste , e se qualche tentativo fatto 

 sul proposito non m' inganna avrei ragione di credere che le giornate più ric- 

 che di elettricità non sieno le più asciutte , ma invece le più copiose di va- 

 pori specialmente nelle regioni elevate , sia che si trovino sotto la forma di 

 cirri leggieri sia sotto 1' aspetto di una caligine bianchiccia prossimi a tradursi 

 in nubi , ma non ancora ridotti compiutamente vescicolari ovvero trasformati 

 in nubi , le quali se non piove appena eguagliano in elettricità il cielo sere- 

 no , e ben rade volte 



Sperimentando a conduttore mobile ne' tempi molto umidi , quando cioè 

 i conduttori fissi tacciono , spesso interviene che l' indice dell' elettrometro 

 rapidamente retrocede per le perdite che in quel tempo si hanno; quindi la 

 necessità di osservare l' arco impulsivo, come più direttamente connesso con 

 la forza che si vuole misurare, e notando ne' tempi molto secchi la piccola 

 differenza che suolsi avere tra gli archi impulsivi, ed i definitivi, si può com- 

 pilare una tavola per avere , volendo, questi per mezzo di quelli. 



Mi si potrebbe domandare se la velocità con cui si eleva o si abbassa il 

 conduttore mobile abbia alcuna efficacia sulle intensità delle tensioni che ne 

 risultano : al che rispondo col dire che ne' tempi asciutti si può muovere il 



