— 89 — 



In vista di ciò il Melloni non ha mancato, sull'esempio di altri strumenti 

 simili, di suggerire l'aggiunta sull'indice di un piccolo ago calamitato la cui 

 forza direttrice renderebbe più celere il moto dell' indice suddetto , e quindi 

 piii pronto il suo ritorno verso lo zero. Lo strumento perderà allora un poco 

 della sua squisitezza, ma in compenso riuscirà piii pronto nelle indicazioni ; 

 ed essendo ora un semplice elettroscopio, potrebbe forse allora diventare un 

 elettrometro, siccome ricordiamo averne avuto speranza l'autore, la quale spe- 

 ranza u noi sembra quasi certezza , perocché crediamo possibile la compila- 

 zione di una tavola di gradi proporzionali. 



Uopo è finalmente notare che questo strumento, dopo di essere stato sca- 

 ricato , si ricarica da sé di una tensione residuale , la quale per nuovo con- 

 tatto sparisce per ricomparire molto più piccola , e lo stato naturale non ri- 

 nasce se non dopo un certo tempo. Il che non permette in molti casi di lare 

 due osservazioni di seguito. Due sono le cause, secondo ci siamo fatti certi , 

 di cotesta maniera di elettricità vindice rinascente: la prima è il lungo invo- 

 glio coibente che circonda il conduttore, il quale viene a rappresentare un'ar- 

 matura di un coibente armato ; la seconda è riposta nel principio stesso da 

 cui lo strumento ò governato, perocché la tazza fissa scaricandosi per contatto, 

 la mobile acquista un poco di tensione, cosicché coleste tensioni residue che 

 vietano all'indice di tornare allo zero, in parte procedono dal noto principio 

 delle scariche residuali de'coibenti armati, ed in parte dalle leggi delia elet- 

 tricità dissimulata. A togliere l' inconveniente che deriva dalla prima cagione 

 converrebbe accidentalmente variare la struttura dell' apparecchio : per fare 

 sparire poi quello della seconda basterà abbassare l'indice dopo ciascuna os- 

 servazione, affinché le due lazze vengano in comunicazione tra loro. 



11 Melloni poi ebbe forse le sue ragioni di chiudere l'indice in una cassa 

 di metallo e non di vetro, le quali si desumono dalle sue sperienze sulle in- 

 duzioni elettrostatiche, egli volle cioè metter l'indice al coperto delle azioni 

 che i corpi esterni avrebbero potuto esercitare per influsso sopra di esso; ma 

 così facendo si è assoggettato l'indice alle azioni de'corpi che comunicano con 

 le pareli metalliche della scatola anzidetta. Ecco una delle curiose esperienze 

 nelle quali studiando l'istrumento ci siamo imbattuti. Toccando con un corpo 

 elettrizzalo, p. e. con uno de' poli di una pila a secco, le esterne pareti della 

 scatola campana che dirvi piaccia , l' indice dello strumento lentamente si 

 avvia , rimanendo deviato per un angolo mollo piìi piccolo di quello che si 



