PAR A. M. VASSATXI-EANDI. 4?I 



ìnsfnimpns métcoiologiques, y compris l'tnectrnmc'tre et 

 le céi-aunogcaphc. En dounant la descrip'iou de j>iiisicurs 

 instrume-ns, chacun pcut aisi'meut conccvoir 1 ari ange- 

 ment des autres qu'on petit y ajouter, pour avoir Ics 

 priiicipaux instrumens métt'orologicjucs, qui marqiuDt 

 par eux-mémps leurs vaiiations à chaque iustanf , moyca- 

 nant une seule hoiloge. 



L'ant^momè(re est compose d'un oylindre creux, qui 

 porte au sommet une lame de fer blauc d'un demi-mètre 

 carré; au-dessous de cette lame il y a une girouelte de 

 deux niètres carrés placce à angle droit avec la lame 

 susdife; la girouette a son contre-poids en fiume de 

 lentille horizonrale pour qiie le eylindre ne peuche pas 

 du coté de la direction du vent; ce eylindre passe par 

 le sommet du dòme de l'ob-^ervatoire, oli il ya cinq 

 rouleaux verticaux, qui se meuvent aufour de leurs axes 

 pour diminuer le froltement; il finit en bas avec une 

 pointe tiès-aigue en acier, qui tourue libremcnt sur une 

 platine de pierrc dure, l.a lame au sommet du eylindre 

 est mobile sur deux pivots qui sout aux extrèmes du coté 

 supérieur du carré. A deux tiers de sa lougueur elle est 

 fixée à une petite chaìne, qui eu descendant dans le 

 eylindre creux , vient s'unir sous le dòme à un tube 

 qui embrassc le eylindre et qui est élevé eu raison de 

 l'élévation de la lame qui note la force du vent; ce tube 

 par son bord élève un petit chariot mobile dans une cou- 

 lisse, qui à son tour traine liorizonlalement un autre 

 ehariot qui porte le crayou qui, presse par uu ressort, 



