436 KOTicE d'un météorographe , 



les variations dans la direcdon et dans la force du venfc 



se verront à la mèine hcui-e rougcs et noires. 

 i5. Limacon divise cu 32 dcnts qui répondent aux 32 



dircctions du veut. 



Cheque dent est gamie d'un ci-ayou noir i/j, 



presse par un faible ressort en acier, pour qu'il trace 



contiuuellement les variatious , sans opposer trop de 



l'ésistance au mouvement du tambour. 

 iG. ludex dcs vents tracés sur la table i8, qui porte 



l'acK^momètrc, pour ne pas avoir à compter sur l'é- 



clielle quel est le veut qui soulTle. 

 La coulisse/"^ h est soutcuue par la caisse de l'horloge, 



daus laquelle descend aussi le poids p. 

 s t. Coupé de la partie seconde, ou de Tappareil pour 



le baromètre et le tlierniomètre. 



ACTION DE l'ANÉMOSCOPE ET DE l'anÉmOMÈTRE. 



Pianelle i et ii. 



Le vent qui soufflé, fait tourner dans sa direction 

 la girouette 4> dout la tige se meut librcrnent, étaut 

 soutcuue par un pivot d'acicr, qui tourne dans la pla- 

 tine de pierre dure, fig. 17 pianelle 11, et tenue 

 verticale par cinq rouleaux 8, qui touruent librement 

 sur leurs axes verticaux. 



Un couvert à entonnoir soudé h la tige, ddfend de 

 la pluie les rouleaux 8, qui sout au sommet du dome 

 de la chambre où se trouve rinstrumcnt. 



Le limacon i5, qui tourne avcc la tige de l'instru- 



1 



