TAR A. M. VASSALLI-EANDI. ^7i^ 



Henne, paj^. 5i(), conlicnncnt , le haromctre reuf kilo- 

 gi-animes de mcrcurc, et le tlieiTnoinètre six. On peut 

 aiséinent les faiie d'une doublé force, en fai.sant usage 

 de tubes de crisi al plus c'pais; mais alois il faut que 

 la boule du thermomètre soit bien applalie pour éviter 

 un trop grand retard dans les vatiations de cet iustru* 

 ment. Celui que j'ai, dans Tespace d'une beiire aux 

 expériences pubb'ques par le concours du monde s'é- 

 lève de 2 à 3 degrc's. 



/ / Couverts en verre qui servent h rc^parer de la pous- 

 sière le mercure dans les deux insfrumens, et par le 

 trou qui ont au centi-e , à dii iger la tige des flottans. 



4,4 Flottans de liège qui appuyeut sur le mercure, par 

 un pian qui selève et baisse aux variations dans la 

 convexité du mercure. 



3, 3 Tigos en verre des flottans qui portcnt à leurs som- 

 mets des pouHes ou rouleaux 2,2, dont la rofatioa 

 diminue le frottement et le canal de la poulie ou du 

 lévier, les reticut dans la position verticale pendant 

 qu'elles agissent contre les léviers. 



lm,lm Léviers qui portent des arcs à leurs extrémitds. 

 Les extériours /, / cannelés pour que les contre-poids 

 rty n agissent toujours à la méme distance du point 

 d'appui; les intérieurs m , m dentés pour agir contre 

 la crémaillcre des rateaux i , i qui portent les crayons 

 pressés par un faible ressort qui ne pcut guòre gener 

 le mouvomcnt de la planchc e f. Ces rateaux se meuvent 

 dans le chassis /• s. Les dciuc léviers sont mus par les 



