PAR A. M. VASSALLI-EANDI. 443 



ACTION DU CÉRAUNOGRAPHE ET DE l'ÉLECTROMÈTRE. 



. Pianelle /." 



La po'nfe dorée i atlire l'électricité des nuagcs , et 

 qiiand elle n'est pas très- forte, la poiute en empéche 

 la décharge sous la forme d'élincelle ou de foudre. 



Jl est bou que cette poiute soit dorée pour l'espace 

 de 0,5 mèlres pour que dans le cas d clectricité fou- 

 droyante , celle-ci trouve une libre entrée dans le pa- 

 raJonnerre qui est verni, pour le garantir de la rouille. 

 Les parties du paratonnerre doivent se joindie avec 

 le plus grand contact possible, c'est pour cela qu'on 

 les ferme à vis et qu'on les cniboite encore. 



La boule 4 accumule le fluide pour qu il ait plus de 

 force en sortant par la pointe dorce/tt la pointc/in- 

 férieure dorée aussi attire plus fortement le fluide, ayaut 

 un conducteur plus vaste en contact, tei que la boule. 

 L'action de ces boules est inverse dans le cas que 

 l'électricité monte de la terre dans l'atmospht'ie. 



Les dcux pointesyyne répondent pas au méme cer- 

 ch; du cadran du céraunographe, ^ pour que Ics trous 

 dans le cadran démontrent la direction du fluide, qui 

 perce foujours le cadran dans le point qui répond à 

 la pointe dans laquelle il entre; eUes sont cepcndant 

 dans le méme rayon pour avoir le tems précis indiqué 

 sur le cadran. 



Eu colorant le cadran avec un oxide métallique de 



