PAR A. M. VASSALLI- EAKDI. I7 



ont di'jà ('té obseivt's par Moscati et par d'autres , et ils sont 

 asspz indiqu(?s dans le texte du mcmoiic. 



Les déf'auts des tuhcs d'un petit dianiìfie se trouvent aussi 

 nsspz annoncés, mais cn general on se contente encore d'uue 

 capacita dans le tube , (jui est bien loin de celle qui est re- 

 quise pour le libre mouvement du mercure. Les fabricans 

 de baromètres font leurs ef'forts pour empéchrr l'infroductioa 

 des baromètres d'un doublé ou triple diamètre, à cause de 

 la diffunllé de trouvcr des tubes égaux dans leur diamètre, 

 du danger de les rompre dans leur construction , et du plus 

 haut prix qui en rcnd le débit plus difficile. Quand j'ai 

 falt conshuire le barouièire avec un tr.bc de crisfal de Irols 

 lignes de diamètre interne pour nolrc confrère le D/ Giulio, 

 le fabricant des instrumens méléorologiques de l'Académie et 

 de l'Université, Joseph Conti, croyant que l'exécution en était 

 impossible, ne voulait pas s'cn charger; et après y avoir réussi, 

 il m'en fit un autre d'un pouce de diamètre. 



Le mercure du commerce tient presque toujours du plomb 

 et de l'étain en dissolution. En raison de sa diverse pureté, il 

 a un divers poids spccifique, et lusage de le passer à travers 

 une pcau de chamois pour le purger est bien loin d'assurer les 

 physicicns qu'ils peuvent obtenir du mercure pur pour les baro- 

 mètres et les ihermomètres. Il n'y a que la dLstillation qui puisse 

 garantir la pureté du mercure , et les instrumens faits avec 

 du mercure distillé, ne sont pas communs; le différent poids 

 spécifujue du mercure est une des causes de la diverse élé- 

 vation des baromètres : on sait qu'il se dissout dans les 

 ga? , et particulièrement dans le gaz oxigène ; et depuis 

 long-lems les physiciens ont soupconné une évaporalion du 

 mercure <|ue , par ses propriétés comniunes avec les gaz, on 

 pourrait appcller gazìjication. J'ai fait des cxpériences pour 



G 



