8 DESCniPTION ET USAGE D'uN NOUVEAU BAROMÈTRE, 



FiG. 2. Pièce a, b cachée daiis la pai'tie supérieure du 

 fourreuu a do la fig. i. Cetlc pièce en cuivre tourne sur 

 l'axe ce, pour etre déployée hors du {'ourreau ; à une 

 ligne du bout b elle a un petit crochet pour recevoir 

 le coidoniu't par loquel on suspcnd le baromètie. 



F,G. 3. La pièce a, b de la fig. 2 déployée hors du 

 fourrcau pour suspendre à soa crochet b le baromèlre. 



FiG. /{. a , b préseute le bàtoa fixé veiticalemcnt dans 

 le terrein par la poiute eu acier d , g c[ui est pré- 

 ficntée dans la fìg. 8, 



' La pièce o, 6 de la fig. 2 est pliée hors du four- 

 reau de la euvette, et elle porte le baromèlre d, e, 

 dans la posilioa qu'on doit l'observer, suspendu pal- 

 le cordounet J". Sa gaine en cuivre d, g est fendue 

 de d cu h pour voir les variations barométriques , 

 dont oa a les échelles à coté tracées sur la gaine. 



Sur la méme de / eu / il y a les échelles du ther- 

 momètre i pour les corrections à faire aux hauteurs 

 barométric|ues, ea raison des diverses ttnipératures 

 de l'air. 



m Est la vis en ivoire, par lacjuelle on ouvre la 

 communication eutre l'air atmospliéric|ue , et la capa- 

 citò de la cuvefte e. 



FiG. 5. Cetle vis m est présentée plus en grand dans 

 la fig. 5, où l'on voit le trou n , qui desceud du 

 milieu de la vis jusqu'au bout o pour u'étre pas force 

 à óler la vis pour douner le libre passage à l'air dans 

 la euvette. 



