6 DESCRTPTrON ET VSAGE D'lm NOliVEAU BAROMÈTRE, 



de cuivre, qui sort du sotnuiet du fouircau de la euvette 

 qu'à cc't t'ffet on rtiunit nu bàton quda fixe en terre 

 p:ir sa pointe en acier. Gomme la ligne du niveau tracce 

 sur la cuvelte se frouve tout à l'entour, on ne peut pas 

 se mc'prendre dans le jugement du niveau. Lorsquc l'ins^ 

 trumeut est aiusi dispose, on obscrve sur l'échelle, tracce 

 sur la gaine en cuivre du tube baroraétrique, l'élévation 

 du mercure. w 



Pour les corrcctions à faire dans l'élévation du baro- 

 mctre en raison de la differente temperature, on fait usage 

 du flicrmomèire, qui est à coté du tube baroraétrique, 

 dout la gaine sert aussi pour défendre la boule du tlier- 

 momètre et à en porter les échelles. Quaud l'opération 

 est fiuie, on incline de nouveau le tube pour le faire 

 remplir de mercure, et on fait sortir l'air qui a pénétré 

 dans la euvette, de la manièi'e indiquée au coniraence- 

 ment de ce paragraphe, ensuite on la ferme avec la vis 

 d'ivoire, et l'on remet le tout à sa place pour le Iransport. 



PRÉCAUTIONS. 



Dans la formation de ce baromètre, il faut avoir égard, 

 1.° Que les dcHX pièces qui ferment la euvette aux 

 bouts, soient Irès-exactement jointes avec du bon mastic, 

 autrement le mercure dans les secousses suinte entre le 

 mastic et le tì-istal. Un cercle de peau sous le mastic 

 préviendrait ce défaut. 



2,° Qnand le tube qui forme la euvette, n'est pas 

 parfaitemeat cyliodrique , le piston doit ètre séparé de 



