4 PESCRIPTION ET USAGE d'uN NOUVEAU BAROMÈTRE, 



au paroi , l'autre le niveau de son clévation au milieu 

 par sa convexitc ; e est de cette convexité que coniinence 

 l'échelle bai-ométrique. Gomme le mercure dans le tube 

 barométn'que sur les plus hautes monlagues ne descend 

 pas jusqu'à dix pouces ( 27 centimètres ) du uivcau, l'é- 

 chelle du baromètre sur la gaine eu cuivre ne commence 

 qua ce point. La gaine est ouverle de deux còics , de- 

 puis Iclévatiou des io pouces ( 27 ceatimèlres ) jusqu'à 

 3o j ( 81 , 5 centimètres) sur le niveau, pour mcsurer les 

 plus graudes profondeurs (e). A 5o ^ pouces ^ 81 , 5 centi- 

 mètres ) elle est fermée pour assurer le tube barométrique, 

 et pour recevoir la vis qui tient le cordonnet, par Jequel 

 oa suspead le baromètre, quand ou veut observcr l'élé- 

 vation du mercure dans le mème, soit sur les montagnes, 

 soit dans Ics plaiues , ou dans les puits des miues les 

 plus profoudes. 



Dans l'espace des 10 pouces ( 27 centimètres ) que la 

 gaiae du baromètre n'est pas ouverte, ou y place le 

 thermomètre pour les corrections des varialious baro- 

 métriques par les différentes températures. 



USAGE DU NOUVEAU BAROMÈTRE. 



Pour lo transport de l'instrument on incline le tube 

 barométrique jusqu'ìi ce qu'il soit renipli complélement de 

 mercure. Alors ou tient la cuvetle de manière que le 

 passage de l'air libre, qui est praliqué dans le disque 

 à còlè dutube, reste au-dessus, et ou pousse, au moyea 



