PAR A. M. VASSALT,I-EANDI. 3 



moment je me boine au but que jp me suis prepose 

 dans la coostiuction du mieu, et à la description des 

 pailies dout il est forme. 



Le but se réduit A trois points; à la soliditc de la 

 coustruction ; au nivcau coDstant dans la cuvctle, sans 

 l'embanas de devoir ajouter cu óter du mercure dans 

 ks difCérentcs circonstances ; et à l'emploi de l'iustrumcnt 

 pour s'appiiyer. 



Pouf le réduiie en forme de bàtou ordiuaire , j'ai fait 

 faire au tour dans un de ces bAtons de mediocre gros- 

 seur et de la longueur de 3i pouces (83, 9 centimètres ), 

 un trou d'une capacité suffisante pour recevoir un tube 

 de cristal de 2 ligncs (4,5 millimètres ) , gami d'une 

 gaine de cuivre, sur laquelle sont tracées les échelles du 

 baromètre et du thermomètre. 



Uu tube de cristal d'un pouce de diamètre (2,7 centi- 

 mètres), et de lepaisseur d'uae ligne (2, 26 millimètres), 

 pour qu'il ait la solidité nécessaire, forme le pommeau du 

 bàtoD, et la euvette du baromètre, qui est fermée aux extré- 

 mes par deux disques ou pièces de bois ou d'ivoire. Le 

 tube barométrique qui plouge dans la euvette, passe par le 

 disque supérieur , et à coté de ce tube il y a le passage 

 de l'air qui se ferme avec une vis en ivoire; c'est dans 

 le disque inférieur qu'agit la vis qui fait avancer, et qui 

 retire le piston, par lequel oa mainlient le niveau Cons- 

 tant dans le mercure; 



Ce niveau est marqué sur le tube de la cuvet(e par 

 deux lignes, dont fune indique l'clévation du mercure 



