2 PESCRIPTION ET USAGE d'un NOUVEAU BAROMÈTRE, 



Mais daus ces coustiuctions qiielques-uns ncgligèrent 

 le changemcnt de niveau dii niercure dans la euvette, 

 changement qtii apporto uue égale variation daas la hau- 

 teur de la colonue baromctn'que. D'autres iirent la euvette 

 assez grande pour dimiauer les variations du niveau, 

 comme ou le voit dans les baromètres pi'dinaìres , dont 

 la houle est d'un diamèfre beaucoup plus fort que cclui 

 du tube. 11 y en eut enfla de ceux qui , pour éviter 

 cette erreur, firent le baromètre à siphon , dans lequel, 

 en calculant les variatious dans les deux bras, il n'y a 

 plus d'crreur par l'altéralion du niveau. 



L'expérience ne tarda pas à faire voir qne ces baro- 

 mèti'es étaient incommodes pour le transportj et ce fut 

 cet inconvénieut qui donna lieu à l'invenlion de ceux 

 qui font la fonction de canne : à cet effet le tube plonge 

 dans une euvette ovale , et s'agissant de transport , on le 

 ferme avec une vis dont le sommet , garui d'un corps 

 mou, presse le mercure dans le tube. 



Ces baromètres sont de facile transport, mais ils ne 

 pr(5scntent pas , dans leur eonstruction , ni assez de soli- 

 dité, pour que le bàton puisse servir d'appui dans les 

 pays montagneux, ni assez d'exactitude pour avoir dans 

 la mesure des hauleurs tonte la précision compatible 

 avec rincerlitude que les modifications atmosphériques 

 peuvent y apporter dans les diffcrens lienx. 



J'examinerai ailleurs les défauts des divers bai-omètres 

 (a), et les causes des erreurs dans les conséquences tirées 

 des observatious faites avec ces instrumens (6); pour le 



