PAR M. L'ABBI? VASSALU 6^ 



degré d'électricité qui porte les bandes de feuille d'or à 

 se décharger dans l'armure inrérieure de l'électro-nèrre , il 

 faut en avoir d'aucres faits à brins de paille selon la mé- 

 rliode de M. Volra , & comparables de la manière par lui 

 indiquée Ci). Le fil d'or ou d'argenc qui esc joinc aux brins 

 de paille sere à former l'anneau que l'ori fair, eitrer dans 

 celui de la pièce métallique vissée dans le bouchon. Cora- 

 me le poids du fil est propre à diminuer la sensibilité , il 

 est aisé de voir qu'en employant des fìls de differente qua- 

 lité , & en ajoutant au besoin un tane soit peu de ciré 

 d'Espagne au bout inferieur des brins de paille , l'on for- 

 mi des pendules du poids désiri. Pour mesur->r l'électri- 

 cité orageuse , j'en ai construit cinq dont les pendules 

 sont formés de petites Cannes tout entières: celles de l'élec- 

 tromètre moins sensible onc quatre lignes de diamètre , 

 & au moyen de quelques trous Litéraux je les surcharge 

 au besoin de petites boules de plomb en sorte qu'un de- 

 gré de celui-ci en vaut di* mille du plus sensible : enfia 

 l'un applique dans l'une des fices de cristal, qui sont sans 

 armure intérieure , I'échjlle des degrés d'une demi-ligne 

 chacun. Cette échelle est dessinée sur une bande de pa- 

 pier que l'on divise au milieu , & dónc on applique en- 

 suice les d ?ux parties de manière qu'elles s'élèvent du cen- 

 tre aux cótés de méne que les pendules (\). 



Dans la constrnetion de ce: instrument il faut premiè- 

 rement avoir soin que le cristal soit bien essuyé intérieu- 



(i) Voyez BiHio: d' Eurova iti 1788-89. 



1790-91 i 



