66 EXPI?R1ENCES ^LECTROM^TRIQUES 



remenr, & méme avec de la chaux vive, ou de l'alcali caus- 

 ìque , s'il le faut , parce que l'humidité inrérieure dimi- 

 nue la force coercitive de l'ambiant , & fair bientót dispa- 

 io*rre lVlectricité introduce dans les pendules. S'il s'agir, 

 de l'éfxtrometre a bandes de feuille d'or , certe précaution 

 est d'autant plus nécessaire que vetrato eri contact , elles 

 sV.ctachent si fort qu'elles se déchirent plutót que de se 

 détacher. Dans ce cas on chauffe le bouchon avec le fe,r 

 rougi pour faire fondre la ciré d'Espagne qui le tient fer- 

 me, ensuire on le tire pour changer les bandes, & si l'on 

 pcut, déb.irrasser le col des restes des premièrcs. On fai e 

 le lond mérallique avec un bord capable d'étre replié en 

 ha ut , & de s'adapter bien an cristal , mais comme il est 

 difficile qu'il s'y ajuste de manière à fermer tout passage 

 à l'air & à son humidité , cn le mastique tout à l'entour 

 pnur obtenir cet efFet : je dois avertirque si le mastic est 

 deux , la fiamme de la chandelle suffit pour le détacher 

 en peu de tems. Les bandes d'or doivent ètre coupées de 

 tacon que les bords en restent bien unis & égaux ; s'ils 

 sont dentelés , les bandes s'attachent , en sorte que bien 

 souvent l'électricité méme la plus forte n'est point capable 

 de les séparer , elles vont conjointement se décharger dans 

 l'une des armures du vase , & se déchirent le plus sou- 

 vent, quand on veut les détacher avec un fétu. Cet incon- 

 vénient est beaucoup moindre dans les bandes de feuille 

 d'or de triple épaisseur , mais étant moins sensibles , elles 

 ne servent que pour des électromèires , qui sont moyens 

 en sensibilité entre ceux à bandes de feuille d'or, & ceux 

 à brins de palile ; j'en ai faic l'expérience en tirant de l'or 



