PAR M. r IGNACE MICHELOTTI. I ] 3 



tjui por ellc-méme est plus rigoureuse fera plus de pro- 

 grès vers L'exactitude. Prenez CH = CF= i, ou HF= o , 

 I i I i ===== i5° la zone de rinstrument sera = o,i3o8 ; en 



donnant à H une valeur plus petite on peut appliquer 

 la mcthode à dés zones plus petites, et eu cgard à ce 

 qu'ou a dit à la fin du M.° 8 , on determinerà facilemeut 

 la grandeur des zones , lorsque CF ^> CH. 



Pour prouver l'exactitude de la descriptìon organique 

 de la spirale ci-devant indiquée , |é 1 appliquai à la sub- 

 division d'un graphomètre (flg- lf ) , sur lequel Ics di- 

 visions ctoient déja marquces. Le Sicur Morlaeh horloger 

 et machinistc connu de l'Académie par son liabileté , et 

 les ouvragcs de son iuvention , me fot en cela d'un grand 

 secours. Le méeanisme fut dispose de la manière suivante. 

 Nous adaptames sur une table ABD diJDFérentes lames : il 

 y avoit en C , où coincidoit le centre de l'instrument 

 au moyen d'un point marqué sur chacune une indica-* 

 tion précise du rayon CE , dont nous nous servimes pour 

 décrire l'are circulaire EG sur une lame de laiton EGHH 

 ajustée à l'extrémité de la table AB. Nous attachames eh 

 E un ressort très-flexiblc fìxc par l'autre extrémité ver* 

 G à une règie immobile LM, nous attachames aussi une fi- 

 celle, qui passant autour d'une rouelle horizontale N, et 

 de-là a une autre verticale P fixée sur la mème table étoit 

 tangente horizontale, commune à toutes les deux dans le 

 trait PN. De-là elle descendoit par P en soutenant un 

 poids destine à maintcnir constamment l'are EGen contact 



P 



