L'ÉCLAIRAGE ET L'EMPLOI DU CONDENSATEUR 



dans la Micrographie histologique 



Upon the corrections and large aplanatic 

 area presentcd by the condenser, and its care- 

 fui and efficient employment, dépends entirely 

 the nature of the image presented by the finest 

 objective ever constructed ; and as the perfection 

 of the objective, with a high amplification and 

 a great aperture, is more nearly approached, 

 the more dépendent are we upon perfect cor- 

 rections in the condenser to bring out the perfect 

 image-forming power of the objective. 



Dallinger, dans The Microscope de Cak- 

 PENTER, igoi, p. XVII, 



Chacun reconnait que les images fournies par le microscope sont tan- 

 tôt bonnes, tantôt mauvaises. Cependant bien peu des travailleurs qui se 

 servent du microscope dans les laboratoires de biologie sauraient dire pour 

 un cas donné pourquoi une image est mauvaise, et indiquer les moyens d'y 

 remédier. 



J'ai donc pensé faire œuvre utile en résumant ici quelques principes, 

 que je crois fermement établis, de micrographie histologique et cytologique. 

 Je ne parlerai que de l'examen à la lumière transmise et axiale, qui con- 

 stitue en tout cas la méthode principale de l'observation des tissus et des 

 cellules, et je laisserai de côté tout ce qui regarde l'éclairage à la lumière 

 réfléchie ou l'éclairage sur fond noir (qui sont l'un et l'autre malheureuse- 

 ment d'un emploi trop restreint pour nos objets), de même que l'éclairage 

 unilatéral, dit •' oblique ", qui devrait, à mon sens, être entièrement banni 

 du laboratoire d'anatomie microscopique. 



