408 Arthur BOLLES LEE 



avoir les meilleurs résultats possibles, 'û faut employer la lampe, car la 

 lumière du jour ne peut pas en fournir d'aussi bons, même de loin. 



a) La lampe. 



Le meilleur éclairage qu'on ait réalisé jusqu'à présent est celui qui est 

 fourni par une lampe à pétrole i^ mèche plaie. La lumière qu'on obtient 

 ainsi est plus blanche que celle d'aucun autre illuminant artificiel, excepté 

 la lumière électrique. On n'a pas encore trouvé le moyen de rendre cette 

 dernière pratique pour les besoins du micrographe. Le gaz n'est pas bon 

 du tout. Sa flamme contient une trop grande proportion de rayons jauqes 

 et ne possède pas la stabilité nécessaire. Ces inconvénients sont diminués 

 par l'emploi du bec Auer. Mais ce système a le défaut que, lorsque l'image 

 de la flamme est exactement mise au point, le treillis du manchon se pro- 

 jette sur l'image microscopique, ce qui est agaçant au suprême degré. Et si 

 l'image de la flamme n'est pas au point, l'image microscopique ne saurait 

 être correcte. 



La lampe doit avoir une mèche plate de 13 mm. ou plus; celle de 

 12 mm. suffit parfaitement. La mèche doit être taillée en pointe obtuse, 

 comme le montre la fig. l. Ainsi taillée, elle donne une flamme pointue, 

 qui se présente comme la fig. 2 lorsqu'elle est vue de face, et comme la 

 FIG. 3 lorsqu'elle est vue par le bord. On l'oriente de façon à avoir le bord 

 tourné vers le microscope, fig. 3, pour les observations délicates et pour 

 celles qui demandent la plus grande intensité de lumière. On l'oriente de 

 face, FIG. 2, lorsqu'on désire que son image couvre la plus grande surface 

 possible du champ du microscope (i). 



La moindre lampe à pétrole à mèche plate fournit un éclairage d'une 

 intensité suffisante pour l'emploi des objectifs les plus puissants, et d'une 

 qualité qui permet de faire les observations les plus délicates. Mais pour la 

 facilité du travail, il est important de posséder une lampe disposée ad hoc, 

 une lampe à microscope. 



Le modèle de lampe à microscope le plus employé aujourd'hui par les 

 micrographes sérieux est la lampe Nelson. Elle porte, au lieu d'un tube de 

 verre, un tube en métal, muni en bas d'une fenêtre rectangulaire garnie d'une 

 lame de verre plane (pour le plus petit modèle, c'est un porte-objet ordinaire ; 



(i) La flamme que j'ai dessinée est trop haute pour pouvoir être employée par le bord sans 

 risque de briser beaucoup de verres de lampe. Dans la pratique, il convient de diminuer cette 

 hauteur d'un tiers environ. 



