L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 4O9 



pour les modèles plus ^^rands, une lame de 76 mm. sur 3S mm.; les mo- 

 dèles plus grands sont préférables comme fournissant une combustion plus 

 parfaite). Le but de cette disposition est que la lame de verre, étant plane, 

 fournit au champ du microscope une image de la flamme qui n'est pas 

 déformée comme elle l'est par le ventre ou l'étranglement des tubes de 

 lampe ordinaires. 



La lampe Nelson possède en deuxième lieu une disposition permet- 

 tant d'employer à volonté soit le plat de la flamme, soit son bord. Ce but 

 est atteint dans certains modèles en faisant pivoter le tube métallique au- 

 tour de la flamme. Dans d'autres modèles (celui de Swift, par exemple, ou 

 celui de Beck), le tube reste immobile et c'est le bec de la lampe qui pivote 

 autour de son axe. C'est cette dernière disposition qui me parait la plus 

 pratique. 



La lampe de Beck est munie de deux fenêtres, l'une vis-à-vis de 

 l'autre. Cela me paraît être un défaut, car la deuxième fenêtre cause des 

 réflexions qui nuisent à la netteté de l'image. J'estime au contraire que tout 

 l'intérieur du tube doit être d'un noir aussi mat que possible. 



La lampe Nelson est munie d'un - bull's eye ^, soit loupe conver- 

 gente, destinée à paralléliser les rayons lumineux. Cette loupe est montée 

 de façon à être mobile en altitude et en azimuth. Elle est portée sur un 

 bras qui pivote autour de la flamme comme centre, de sorte qu'on peut 

 immédiatement amener la lentille devant la flamme, ou l'écarter à volonté. 

 Une rainure pratiquée le long de ce bras permet de rapprocher ou d'éloi- 

 ^gner la loupe de la flamme, et une vis d'arrêt permet de la fixer à la dis- 

 tance désirée. 



Les r, bull's eyes « fournis avec ces lampes sont des ^ doublets '- selon 

 la formule de Herschel modifiée par Nelson (il paraît qu'il s'était glissé 

 dans les calculs de Herschel une erreur qui a été corrigée par Nelson). 

 Je regarde comme un point de grande importance de posséder un - bull's 

 eye ^ ayant le minimum d'aberration possible. Car vraiment, il est peu 

 logique de se munir d'un condensateur de premier ordre, et puis d'en faus- 

 ser les corrections en l'employant avec un " bull's eye - inférieur, plein 

 d'aberration. Le meilleur qui ait été fabriqué jusqu'aujourd'hui est, je crois, 

 1'- aplanatic bull's eye ^^ le plus récent de Baker (1). 



Il est extrêmement important que le - bull's eye " soit attache à la 



(i) ^Ir C. Caker, optician, 244, High Holborn, LonJon. • — Ce « buU's eye » coûte plus que 

 les autres, mais j'estime que la différence est de l'argent bien pilacé. 



