412 Arthur BOLLES LEE 



c) La liunière monocliromalique. 



Si l'éclairage à la lumière monochromatique a l'inconvénient de ne pas 

 permettre de distinguer les couleurs, il n'en est pas moins vrai qu'il a des 

 qualités qui en font souvent un auxiliaire précieux. Car par ce moyen nous 

 pouvons augmenter le pouvoir résolvant des objectifs et en améliorer la 

 définition au point de faire d'un » semi-apochromat " l'égal d'un apochro- 

 mat. C'est donc un mode d'éclairage qui peut rendre les plus grands ser- 

 vices pour des observations dans lesquelles la distinction des couleurs n'a 

 pas d'importance. 



Il y a plusieurs manières d'obtenir facilement une lumière suffisam- 

 ment monochromatique. 



a) Par la dispersion au moyen d'un prisme. Un appareil à cet effet a 

 été imaginé par Nelson et se trouve en vente chez Baker. Il est décrit 

 dans » The Microscope « de Carpenter, viii« éd., p. 323. Cet appareil, 

 comme les autres que je vais mentionner, s'emploie avec la lampe et donne 

 de bons résultats. Mais il est assez compliqué à manipuler et assez coûteux 

 (£ 4,4,0). 



b) Par l'écran F de Gifford (Gifford's i^-line screen). Il consiste en 

 une solution de vert malachite dans de la glycérine ou de la gélatine gly- 

 cérinée, montée entre deux lamelles de verre de façon à former un disque 

 qui se met dans le porte-diaphragmes du condensateur. Il est décrit dans 

 le Journal of the Royal Alicroscopical Society, 1894, p. 164, et se trouve 

 chez Baker, prix 4 shillings. Cet appareil est très commode, mais n'est pas 

 parfaitement monochromatique, car il laisse passer un peu de infra-rouge. 

 Il a aussi le défaut d'absorber beaucoup de lumière. 



c) Par le nouvel écran F de Gifford (Gifford's new screen, Journal 

 of the Royal Microscopical Society, 1895, p. 145; en vente chez Baker, 

 prix 10 shillings six). Il consiste en la même solution de vert malachite (ou 

 vert de méthyle) contenue dans une auge de verre, dans laquelle est immer- 

 gée une lame de verre " signal green «. Cet écran a l'avantage d'absorber 

 moins de lumière que l'ancien écran F. 



d) Par l'acétate de cuivre de Miethe. C'est une auge de verre à faces 

 parallèles, mesurant 95 mm. x 5' X '9, contenant une solution saturée 

 d'acétate de cuivre dans l'eau distillée. (Les auges se trouvent chez Baker, 

 au prix de 5 shillings.) Ce dispositif me paraît bien suffisamment monochro- 

 matique, et je pense qu'il doit pouvoir suffire à tous les besoins du cytologiste. 



