L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 413 



e) Par le carbonate de cuivre de Janssens (i). C'est une solution mi- 

 saturée de carbonate de cuivre préparé d'après la formule de Ost, 1895, 

 dans laquelle le sodium est remplacé partout par le potassium. Cette solu- 

 tion, contenue dans une auge-filtre de 6 cm. de hauteur sur 20 de largeur, 

 dont les glaces vont en s'éloignant de gauche à droite, de façon à laisser 

 entre elles à une extrémité un intervalle de 3 mm., à l'autre un intervalle 

 de 7 mm., laisse passer presque toute la lumière utile. 



LE condensateur. 



Les condensateurs sont essentiellement des objectifs renversés desti- 

 nés à projeter une image de la source lumineuse dans le plan de l'objet. 

 De même que pour les objectifs, leur fonctionnement dépend essentielle- 

 ment de leur ouverture numérique, et on les classe selon leurs ouvertures, 

 tout comme les objectifs. Il y a cependant cette différence que pour les 

 condensateurs on distingue entre leur ouverture totale et leur ouverture 

 aplanatique. L'ouverture totale indique la limite angulaire extrême à la- 

 quelle la combinaison laisse passer des rayons lumineux quelconques. L'ou- 

 verture aplanatique indique la limite angulaire extrême à laquelle elle 

 laisse passer des rayons capables de se réunir en une image nette dans le 

 plan de l'objet. Il importe beaucoup de faire cette distinction, parce que 

 seule l'ouverture aplanatique fournit des rayons capables de donner une 

 image microscopique correcte. 



Par suite de l'aberration de sphéricité inhérente à la construction des 

 condensateurs (2), il n'y en a aucun qui soit capable de transmettre un cône 

 aplanatique égal à son ouverture totale; il y en a même dont l'ouverture 

 aplanatique ne mesure guère que le tiers de l'ouverture totale. Il est donc 

 évident qu'il nous importe surtout de connaître l'ouverture aplanatique des 

 condensateurs que nous employons. 



L'ouverture totale peut être mesurée à l'apertomètre. L'ouverture apla- 

 natique ne se laisse pas mesurer ainsi; mais on peut l'estimer en la compa- 

 rant à l'ouverture déjà connue d'un objectif. Voici comment! (3) 



(i) J.\NSSENS : La Cellule, XIX, igoi, p. ii. 



(2) Les condensateurs sont habituellement plus ou moins « under-corrected », c'est-à-dire cor- 

 rigés par défaut. Par ce terme, on entend qu'ils possèdent une aberration telle que les rayons 

 marginau.»; se croisent à un point plus rapproché de la lentille que les rayons intérieurs, comme le 

 montre le schéma fig. 16. 



(3) Nelson : Journal of thc Roj-al Microscopical Society, 1SS9, p. 291. Ce travail mérite d'être 

 étudié avec attention. 



