L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 4I5 



noires, semi-lunaires, qui apparaîtront de chaque côté de la ligne médiane, 

 FiG. 10. En termes techniques, le cône d'éclairage »se brise", et vous n'avez 

 plus un cône r. plein «, mais un cône » creux «. Or, du moment que cela est 

 arrivé, vous avez dépassé la limite de l'aplanatisme du condensateur et celui- 

 ci ne projette plus une image capable de donner une image microscopique 

 correcte. Le dernier moment avant l'apparition des taches noires, c'est-à-dire 

 celui qui est représenté par la fig. 8, est celui où il donne le cône plein le 

 plus grand et indique en même temps la limite de son ouverture aplanatique. 



Si vous remontez encore davantage le condensateur, les taches semi- 

 lunaires grandiront encore, la figure d'éclairage se dilatera encore à mesure 

 qu'elle se creuse, et présentera bientôt l'aspect d'un anneau lumineux portant 

 un pont lumineux diamétral, fig. il. Et finalement, si vous remontez encore, 

 ce pont se détachera de l'anneau périphérique et se condensera en une petite 

 image droite de la flamme, située au centre de la figure, fig. 12. Dans ces 

 conditions, l'angle d'ouverture du condensateur se trouve être sensiblement 

 augmenté; mais il ne donne plus alors qu'un éclairage annulaire qui ne livre 

 pas d'images correctes. On peut, il est vrai, se servir de cet éclairage dans 

 certains cas; je l'ai trouvé utile parfois pour la résolution de diatomées. 

 Mais c'est là une résolution /orcf'e; les images qu'on obtient ne sont certai- 

 nement pas bonnes comme définition et peuvent, je crois, facilement être 

 illusoires. (Si l'on désire avoir recours à un éclairage annulaire, il vaut mieux 

 l'obtenir en supprimant le centre d'un cône plein au moyen d'un obturateur 

 central, ou ^ stop ", comme nous le dirons plus loin.) 



Si, après avoir établi un cône plein, fig. 8 ou 9, on abaisse le conden- 

 sateur au lieu de le remonter, la figure d'éclairage reste pleine au lieu de se 

 creuser, et se condense, d'abord comme dans la fig. 13, puis comme dans 

 la FIG. 14, en une petite image renversée de la flamme. Dans ces conditions, 

 l'angle du cône d'éclairage est diminué de plus en plus, et l'image micros- 

 copique souffre à mesure qu'il diminue; ses contours s'épaississent aus- 

 sitôt et l'affaiblissement de la lumière se fait immédiatement sentir. Il va 

 sans dire que vous perdez aussi immédiatement en résolution, comme il est 

 facile de le constater. 



C'est donc avant tout l'ouverture aplanatique du condensateur qu'il im- 

 porte de connaître, et cela se mesure sur la figure d'éclairage prise à ses 

 plus grandes dimensions, mais encore pleine, aucunement brisée. 



Si la qualité la plus essentielle d'un condensateur réside dans son ou- 

 verture, il y en a cependant une autre qui n'est pas sans importance : c'est 



