4i6 Arthur BOLLES LEE 



son pouvoir amplifiant (ou plus exactement son pouvoir diminuant). Il ne 

 doit pas donner une image de la source lumineuse qui soit diminuée au 

 point de n'éclairer qu'une trop petite portion du champ du microscope. Par 

 exemple, la fig. 6 représente le champ d'un objectif de 12 mm. éclairé par 

 un condensateur de 0.5 O. N. aplanatique et d'une longueur focale de 

 10 mm. Une valvule de Pleiirosigiua angiilatiiui est représentée couchée 

 en travers de l'image de la flamme (1). On voit que seule une portion de la 

 valvule est couverte par l'image de la flamme. Si vous amenez le « buU's 

 eye « devant la lampe, l'image de la flamme s'agrandira environ du triple; 

 mais elle ne couvrira encore qu'un tiers environ du champ. Or, il est évi- 

 dent qu'il serait intolérable d'être obligé d'examiner des préparations histo- 

 logiques avec un éclairage pareil : le condensateur en question ne saurait 

 servir convenablement pour le travail avec un objectif de 12 millimètres. 

 Mais si nous prenons un objectif de 3 mm. ou de 2 mm., il pourra très bien 

 servir, car là le champ beaucoup plus restreint de ces objectifs sera suffi- 

 samment couvert par l'image de la flamme. On voit donc que seuls les ob- 

 jectifs à foyer court peuvent bien s'accommoder d'un condensateur de foyer 

 court. 



On peut se demander pourquoi les opticiens ne fabriquent pas des 

 condensateurs ayant en même temps un grand angle et une distance focale 

 assez grande pour donner une image de la flamme de grandes dimensions. 

 Ils ne le font pas, parce qu'une pareille construction entraîne une aberra- 

 tion de sphéricité énorme. Dans l'intérêt de l'aplanatisme, il est nécessaire 

 qu'un condensateur de grande ouverture soit de petit foyer. 



En conséquence, les opticiens fabriquent pour les objectifs forts des 

 condensateurs forts, et pour les moyens et faibles des condensateurs plus 

 faibles. 



Les longueurs focales courantes sont, pour les objectifs faibles et 

 moyens, de 12 à 8 mm., et pour les objectifs forts, de 6 ou 5 mm. 



Bon nombre de condensateurs sont faits de telle sorte qu'en enlevant la 

 lentille supérieure, les combinaisons d'arrière fournissent un condensateur 

 plus faible, propre pour les objectifs faibles. Mais on n'a pas pu, je crois, 

 réaliser cette disposition pour les condensateurs de grande ouverture et de 

 toute première qualité. 



(1) Le dessin n'est pas fait à l'échelle du grossissement, mais toutes les proportions ont été 

 gardées. La barre transversale au-dessus de la base de la flamme est le bord de la fenêtre de la 

 lampe, et les deux cornes brillantes de chaque côté de la flamme sont les deux lèvres du bec- de 

 la lampe. 



