L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 



417 



De sorte que le cytologiste qui désire posséder ce qu'il y. a de mieux 

 en fait d'outillage, doit nécessairement se munir de deux condensateurs : 

 un pour ses objectifs les plus puissants, et un autre pour servir avec les 

 grossissements moyens. Ou bien il devra se contenter d'en choisir un de 

 qualité aussi bonne que possible parmi ceux de puissance moyenne. 



Il est une troisième qualité d'un condensateur qu'il importe de con- 

 naître : c'est sa distance frontale. Pour l'histologiste ou le cytologiste, le 

 condensateur devrait avoir une distance frontale suffisante pour permettre 

 de l'employer avec un porte objet épais, c'est-à-dire d'une épaisseur au- 

 dessus de la moyenne. Or, parmi les condensateurs de petit foyer, il y en a 

 qui ne remplissent pas cette condition. 



'Voici une liste de quelques condensateurs modernes donnée par Dal- 

 LiNGER dans "The Microscope- de Carpenter, 1901. Les valeurs de 

 l'ouverture aplanatique s'entendent pour le bord de la flamme, cône plein. 



CON DENSATEU RS 



Ouverture 

 totale 

 0. N. 



Ouverture 



aplanatique 



0. N. 



Foyer 



