l'éclairage et l'emploi du condensateur 419 



aberration de sphéricité tellement énorme que, d'après les mesures de 

 Dallinger(i), il y a une distance de non moins de cinq huitièmes de milli- 

 , mètre entre le foyer de ses zones marginales et celui de sa zone centrale. 

 Évidemment, un condensateur pareil n'est pas à la hauteur de la microgra- 

 phie moderne. 



Le condensateur achromatique d'ABBE, n° 12, serait au contraire ex- 

 cellent (2), mais je ne puis en parler par expérience. 



Pour de plus amples renseignements concernant les condensateurs les 

 plus importants, j'engage le lecteur à consulter ce qui a été dit à ce sujet 

 par Nelson, dans le travail cité plus haut, et par Dallinger, dans 

 y The Microscope " de Carpenter, viii"' édition, London, Churchill, 1901, 

 pp. 298-316. 



EMPLOI DU CONDENSATEUR SANS » BULL's EYE - . 



a) Dispositions préliminaires. Allumez la lampe et placez-la devant 

 le microscope (3) à une distance telle que la flamme soit éloignée de 25 cen- 

 timètres environ du condensateur. La distance exacte n'a pas d'importance. 

 Mais il n'est pas bon de mettre la lampe beaucoup plus loin, parce que 

 l'image de la flamme projetée sur l'objet devient plus petite à mesure que 

 l'on éloigne la source lumineuse. Il n'est pas bon de la rapprocher beau- 

 coup plus, parce que les condensateurs sont habituellement corrigés pour 

 une distance de 25 centimètres, de sorte qu'en diminuant trop cette distance 

 on risque d'en fausser les corrections. 



Disposez la lampe de façon à tourner le bord de la flam,me, fig. 3, vers 

 le microscope, et non le plat, fig. 2. (Le plat de la flamme donne une image 

 assez bonne, mais beaucoup moins brillante que le bord : son emploi n'est 

 indiqué que là où le bord de la flamme ne couvre pas suffisamment le champ 

 du microscope). Munissez-la d'un écran coloré, p. 9. 



Orientez le miroir de façon à éclairer le condensateur. C'est le miroir 

 plan qu'il faut prendre. Le miroir concave peut servir, et donne une image 

 correcte, mais il rend les manipulations beaucoup plus difficiles et n'offre 

 aucune espèce d'avantage. 



(i) Op. cit., p. 309. 



(2) Dallinger : Loc. cit. 



(3) Beaucoup d'observateurs placent la lampe à gauche du microscope. Je préfère la placer 

 devant, parce que je puis ainsi contrôler plus facilement la position de la flamme. Mais ce détail 

 n'a pas d'autre importance. 



52 



