420 Arthur BOLLES LEE 



Vissez sur le tube un objectif faible, disons de 12 mm., ou moins, et 

 munissez-le d'un oculaire. Disposez sur la platine un objet quelconque, et 

 mettez au point. Remontez ou abaissez le condensateur jusqu'à ce que. 

 l'image de la flamme se trouve dans le môme plan que l'objet, c'est-à-dire 

 jusqu'à ce que l'un et l'autre soient au point en même temps, fig. 6. 

 Mettez l'image de la flamme au centre du champ en corrigeant la position 

 du miroir, fig. 6. 



b) Centrage du condensateur. De ce que la flamme est centrée par 

 rapport au champ du microscope, fig. 6, il ne s'ensuit pas du tout que le 

 condensateur soit centré par rapport à l'axe du microscope. Pour le centrer, 

 on peut procéder comme il suit. — Écartez l'objet du champ, enlevez l'ocu- 

 laire, et regardez dans le tube. Ouvrez l'iris. Vous voyez devant vous la 

 figure d'éclairage se présentant sous l'une ou l'autre des formes décrites plus 

 haut, p. 12. Fermez lentement l'iris jusqu'à ce que l'image de ses bords 

 dentelés vienne se projeter sur la figure d'éclairage. Si le condensateur n'est 

 pas centré, vous aurez une image comme par exemple la fig. 5. Tournez 

 donc les vis de centrage du ^ Substage " (ou du condensateur) jusqu'à ce 

 que l'ouverture de l'iris devienne concentrique au rebord de la lentille 

 supérieure de l'objectif, comme dans la fig. 4. Le centrage est alors fait 

 pour l'objectif que vous avez employé (mais non pas nécessairement pour 

 d'autres objectifs) (i). 



Je reconnais que cette méthode peut être assez difficile à exécuter. En 

 voici une autre, indiquée par Dallinger dans » The Microscope - de 

 Carpenter, p. 419, et couramment employée. 



On place sur la platine un petit objet et on le centre par rapport au champ 

 du microscope à l'aided'unobjectif faible, l'oculaire restant en place. (L'objec- 

 tif doit être faible, de 16 mm. environ; un objectif plus fort ne pourrait servir.) 

 On ferme l'iris à peu près complètement et l'on fait remonter ou descendre le 

 condensateur jusqu'à ce que l'ouverture de l'iris vienne au point, c'est-à-dire 

 vienne au plan de l'objet. Alors, au moyen des vis de centrage, on centre 

 l'iris par rapport à l'objet. Puis on substitue à l'objectif qui a servi pour le 

 centrage celui dont on veut se servir pour ses observations. 



(i) Il peut arriver que, par suite de l'intensité de l'éclairage, ou par un autre motif, on ne réussisse 

 pas facilement à distinguer en même temps les bords de l'iris et le cercle formé par le châssis de 

 l'objectif, avec lequel il s'agit de les faire coïncider. On peut y remédier en tournant le miroir un 

 peu (le côté, ou mieux encore en se servant de la lumière du jour. Pour les objectifs à grande 

 ouverture, il sera peut-être nécessaire de se servir d'un « buU's eye » avec la lampe. On peut éga- 

 lement s'aider en employant un « stop » central au-dessous de l'iris. 



