L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 4 21 



Cette méthode a le défaut de ne pas garantir le centrage exact du 

 condensateur pour robjectif quon substitue à celui qui a servi à donner la 

 position centrale à l'iris. Car c'est plutôt l'exception que la règle de trouver 

 deux objectifs qui viennent exactement à un centre identique, même sur le 

 même pas de vis (encore moins si l'on se sert d'un » revolver "). L'écart 

 peut être insensible, et si l'on a constaté qu'il en est ainsi pour deux objec- 

 tifs, un seul centrage suffira pour les deux. Mais si l'écart est considérable, 

 il faut pour être exact centrer séparément pour chacun d'eux. Dans la pra- 

 tique cependant, il suffira le plus souvent de centrer pour l'objectif le plus 

 important qu'on emploie dans une recherche. Ainsi, si vous avez une série 

 de coupes dans lesquelles il y a des asters que vous vous proposez d'étudier 

 à l'objectif de 2 mm. O. N. 1.40, mais que vous êtes obligé de chercher 

 avec un objectif plus faible, disons i/S de O. N. 0.85, centrez pour le 

 2 mm. qui doit servir à l'examen critique, et ce centrage suffira probable- 

 ment pour vous permettre de chercher commodément les objets d'étude 

 avec l'objectif plus faible. 



Quelques opticiens fournissent avec leurs condensateurs des ^ centring 

 caps «, percés d'un petit trou central, à placer sur la lentille supérieure. 

 Ces appareils ne méritent pas grande confiance. 



c) Centrage de la flamme. Lorsque par un de ces moyens vous avez 

 centré le condensateur pour l'objectif que vous allez employer pour une 

 observation, centrez de nouveau l'image de la flamme, qui aura été dépla- 

 cée par l'opération du centrage du condensateur. Cela se fait tout simple- 

 ment en orientant le miroir. 



d) Réglage du cône d'éclairage. Vous avez maintenant l'objet à étu- 

 dier en place sur la platine, le condensateur centré et mis à point approxi- 

 mativement sur l'objet, l'image de la flamme centrée, et l'objectif à point sur 

 l'objet. Il s'agit ensuite de régler l'ouverture du condensateur de façon à 

 transmettre à l'objectif le cône d'éclairage le plus convenable. Ce sera le 

 plus souvent un cône aux trois quarts qu'il conviendra de lui donner. Par 

 » cône aux trois quarts -, ou -^ cône à demi -, etc., on entend un cône dont 

 la base occupe respectivement les trois quarts ou la moitié de l'étendue de 

 la figure d'éclairage. 



Voici de quelle manière ce réglage se fait. Vous ouvrez entièrement 

 l'iris, enlevez l'oculaire, et regardez dans le tube. Si le condensateur pos- 

 sède une ouverture aplanatique égale ou supérieure à celle de l'objectif, la 



