422 



Arthur BOLLES LEE 



figure d'éclairage se présentera comme un disque lumineux remplissant 

 toute la surface de la lentille supérieure de l'objectif, fig. 7. Alors vous fer- 

 mez le diaphragme jusqu'à ce que ce disque soit réduit d'un quart en éten- 

 due, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous voyez le bord du diaphragme empiéter 

 d'un quart de rayon environ sur le disque, comme je l'ai représenté dans 

 la FIG. 4. 



Mais si au contraire l'ouverture aplanatique du condensateur est infé- 

 rieure à celle de l'objectif, la figure d'éclairage n'éclairera pas toute la 

 surface de la lentille supérieure de l'objectif, mais se présentera comme 

 par exemple la fig. 8 ou 9. Si elle se présente comme la fig. 8, vous 

 aurez par cela même à peu près le cône voulu, et vous n'aurez qu'à laisser 

 le diaphragme tout ouvert, ou peut-être à le fermer très légèrement, de façon 

 à couper les pointes de la figure lumineuse fusiforme. Si vous avez la fig. 9, 

 vous n'aurez certainement pas besoin en général de diaphragme, car le cône 

 d'éclairage sera déjà trop petit pour un bon objectif. Il vous faudra alors 

 aviser aux moyens d'agrandir le cône, soit en recourant au - buU's eye ^, soit 

 en prenant un autre condensateur à ouverture plus grande. 



Un éclairage idéal demande que l'objectif soit éclairé par un cône axial 

 conjugué d'un angle égal à celui de son ouverture à lui, ce qui donne la 

 figure d'éclairage de la fig. 7. Mais malheureusement il n'y a que fort peu 

 d'objectifs, dans les numéros forts, ou même mo3^ens, qui supportent sans 

 se voiler un cône d'éclairage d'un angle approchant de près leur angle 

 d'ouverture. Ne pouvant atteindre l'idéal, nous sommes le plus souvent obli- 

 gé de nous contenter seulement du plus grand angle que l'objectif puisse 

 admettre sans donner de brouillard. 



Les " brouillards i. ou ?> voiles « que montrent les images microsco- 

 piques sont de deux sortes. L'une d'elles provient simplement d'une trop 

 grande intensité de lumière. Elle est plutôt d'ordre physiologique qu'op- 

 tique, un simple éblouissement. Pour y remédier, il suffit d'ajouter une 

 lame de verre coloré entre la source lumineuse et le condensateur. A aucun 

 prix il ne faut chercher à y arriver en rétrécissant l'ouverture du diaphragme 

 du condensateur. Car en faisant cela, vous rétrécissez nécessairement l'ou- 

 verture effective de votre objectif. C'est là une faute qui est commise jour- 

 nellement, non seulement par des commençants, mais par des observateurs 

 qui ont derrière eux des années de pratique. Mais c'est aussi l'une des 

 fautes les plus funestes qu'on puisse commettre. 



