L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 423 



L'autre sorte de brouillard provient de l'aberration de sphéricité de 

 l'objectif, qui fait que ses zones périphériques et ses zones centrales ne 

 travaillent pas exactement de concert. On ne peut remédier à ce défaut 

 qu'en supprimant l'action de l'une ou de l'autre de ces zones, d'habitude la 

 périphérique. Cela se fait en rétrécissant l'ouverture du condensateur; car, 

 du moment que vous supprimez l'action d'une zone quelconque du conden- 

 sateur, vous supprimez nécessairement celle de la zone correspondante de 

 l'objectif. Fermez donc lentement l'iris, mais arrêtez aussitôt que le brouil- 

 lard aura disparu. Vous aurez alors le cône d'éclairage le plus grand que 

 votre objectif peut tolérer sans perdre de la netteté des images qu'il donne. 



Les dimensions angulaires du cône maximum d'éclairage que peut to- 

 lérer un objectif sans se voiler donnent donc la mesure de la correction de 

 l'aberration de sphéricité de cet objectif, et partant de sa valeur comme 

 instrument de recherche. 



D'après une série d'observations des plus précises, faites sur un très 

 grand nombre d'objectifs des meilleurs fabricants de nos jours, il a été 

 établi (1) que l'éclairage idéal, c'est-à-dire par un cône égal à l'ouverture 

 totale de l'objectif, peut être réalisé par des apochromats et semi- 

 apochromats de petite ouverture numérique, c'est-à-dire jusqu'à O. N. 0.3 

 et 0.4. Mais avec les objectifs les plus parfaits de nos jours de O. N. 0.5 et 

 plus, la limite est en général un cône aux trois quarts, c'est-à-dire un cône 

 donnant une figure d'éclairage remplissant les trois quarts de l'objectif. 

 Quelques objectifs hors ligne dans les grandes ouvertures toléreront un 

 cône de 7/S; mais la plupart ne vont pas au-delà de 3/4; les objectifs ordi- 

 naires ne vont pas au-delà des 2/3, et quelques-uns ne supportent pas même 

 un cône à 1/2. Ceux-là sont franchement mauvais et ne devraient pas être 

 employés. 



Le cône maximum que puisse transmettre un condensateur à sec étant 

 de O. N. 0.98 environ, il s'ensuit qu'avec un bon objectif de O. N. 1.30, 

 ou mieux 1.40, on peut laisser l'iris entièrement ouvert, le cône total du 

 condensateur étant égal aux trois quarts environ de l'ouverture de l'objectif. 



La doctrine du cône aux 3/4 est une généralisation résultant pour la 

 plupart de l'étude d'objectifs employés avec des diatomées et autres •' test- 

 objects ", c'est-à-dire d'objets non colores et agissant surtout par diffraction. 



(i) Dallinger, dans «The Microscope» de Carpenter, igoi, pp. 3o6, 389, 422; aussi, Nelson, 

 op. cit. supra, p. 96. 



