424 Arthur BOLLES LEE 



J'ajoute pour ma part que pour le cas d'objectifs employés avec nos prépa- 

 rations cytologiques courantes, c'est-à-dire avec des objets colorés et montés 

 dans le baume, le chiffre de trois quarts me paraît plutôt trop faible. J'ai 

 trouvé, par une longue expérience, que mes objectifs supportent, et même 

 demandent, en général, un cône plus fort avec des tissus qu'avec des ^ test- 

 objects ". Et cela n'a rien qui doive nous surprendre; car dans les prépara- 

 tions montées au baume, les différences de réfraction des éléments sont en 

 grande partie supprimées, et l'image de diffraction de ces éléments est sup- 

 primée pour autant. Mais leurs différences de coloration subsistent et 

 donnent lieu à une ^ image d'absorption ^ qui est pour nous un principal 

 objet d'étude. Comme elle ne souffre pas de détérioration par un cône 

 excessif, ou du moins qu'elle n'en souffre pas au même degré que l'image 

 de diffraction, il en résulte que nous pouvons augmenter le cône d'éclairage 

 en proportion de l'importance des éléments colorés dans nos préparations. 

 Depuis longtemps j'emploie souvent des cônes égaux à l'ouverture totale 

 de mes objectifs; et je pense qu'à mesure que nous pourrons perfectionner 

 nos colorations plasmatiques, nous pourrons employer utilement des cônes 

 plus grands qu'à présent. 



Le lecteur aura bien compris que ce que j'avance concernant le cône 

 aux 3/4, ou un autre cône, n'est pas un dogme, mais une généralisation ap- 

 proximative. Il faut donner à chaque objectif le cône qui lui convient pour 

 chaque objet. Ce qu'il importe de retenir, c'est que, à mesure que vous 

 rétrécissez le cône au-delà de ce que l'objectif peut tolérer sans brouillard, 

 l'image se détériore. 



Ce n'est pas à dire non plus qu'il n'y a pas de circonstances dans les- 

 quelles il convient d'avoir recours à un cône diminué. Il y en a. Par 

 exemple, si des détails non colorés d'un objet manquent de contraste, on 

 peut souvent en diminuant le cône les rendre plus visibles, en accentuer 

 l'image; mais c'est toujours au prix de la finesse de définition. 



Petit cône veut dire contours épais; grand cône veut dije contours fins, 



e) Mise au point (focus) du condensateur. Jusqu'ici les opérations 

 ont été conduites avec le condensateur mis au point sur l'objet à l'aide d'un 

 objectif faible. Il est possible que la mise au point ainsi établie soit la 

 bonne : mais il est possible aussi qu'il y ait lieu de la corriger. 



La mise au point la plus correcte est celle qui donne l'image la plus 

 nette de la flamme dans le champ du microscope. Mais il peut être quelque- 



