426 Arthur BOLLES LEE 



Ces explications aideront, j'espère, à faire comprendre toute l'impor- 

 tance qu'il y a à se munir d'un bon condensateur. Il n'est certainement pas 

 bon de travailler avec un cône brisé pour avoir assez de lumière ou de réso- 

 lution, comme on peut être obligé de le faire avec les condensateurs ordi- 

 naires. L'apochromatique de Powell, que j'ai mentior.né plus haut, est si 

 admirablement aplanatique que son point de plus grand éclairage coïncide 

 absolument avec celui de la plus grande netteté de l'image de la flamme. 

 C'est un grand gain. 



Lorsqu'on se sert de la lumière du jour, la mise au point exacte a moins 

 d'importance et il suffira en général de projeter dans le plan de l'objet 

 l'image d'un barreau de fenêtre. 



Si j'insiste, comme je le fais, sur l'importance d'employer pour les 

 observations critiques une mise au point telle que l'objet se trouve aussi 

 exactement que possible au sommet du cône d'éclairage, ce n'est pas à dire 

 qu'il faille se soumettre à cette obligation pour toutes les observations sans 

 exception. En effet, c'est dans cette position que le condensateur donne 

 l'image la plus petite possible de la flamme. C'est là une condition tolé- 

 rable, même favorable, pour l'examen d'un petit détail, ou d'une région 

 très circonscrite d'une préparation, mais qui ne permet pas d'en parcourir 

 facilement et rapidement une grand étendue. 



J'admets donc que pour parcourir superficiellement une préparation, 

 pour en obtenir une vue d'ensemble, ou pour y chercher quelque détail 

 qu'on désire étudier, on abaisse le condensateur. Cela agrandit l'image de 

 la flamme, de sorte qu'on peut ainsi éclairer tout le champ, et donne un 

 éclairage qui permet de faire facilement et confortablement les recherches 

 superficielles voulues. Mais aussitôt qu'on a trouvé le détail qu'on désire 

 soumettre à un examen critique, il faut avoir soin de remonter le conden- 

 sateur et le mettre de nouveau à point sur l'objet. 



f) Réglage de l'intensité' de la lumière. Le condensateur étant au 

 point et son cône réglé, il se trouvera peut-être que vous avez trop ou trop 

 peu de lumière. Pour y remédier, ajoutez ou supprimez un écran coloré 

 devant la lampe. En aucun cas ne cherchez à y arriver en changeant de 

 diaphragme. C'est là une faute pernicieuse, dans laquelle tombent réguliè- 

 rement les débutants; il y en a qui ont une véritable manie de mani- 

 puler l'iris. 



Encore moins faut-il chercher à y arriver en haussant ou en baissant le 

 condensateur. C'est une faute qui, pour les observations délicates, est 



