L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 429 



e) Mise au poiiil du condensateur. On le met au point sur l'objet 

 comme cela a été décrit plus haut, sous e), p. 22. 



f ) Réglage du cône et dernières corrections. Cela se fait exactement 

 comme pour le condensateur sans -^ buU's eye -i, et n'offre pas plus de diffi- 

 culté, à condition que les dispositions préliminaires aient été bien prises. 

 La cause la plus fréquente d'embarras se trouve dans un centrage inexact 

 du r. buU's eye ^. On la reconnaît immédiatement à ce qu'une apparence 

 semblable à la fig.15 se présente dans la figure d'éclairage; et avec un peu 

 d'expérience, on arrive facilement à la corriger après coup. 



Lorsqu'on a une fois obtenu un résultat satisfaisant, il est bon de mar- 

 quer sur la table, au moyen d'un trait de crayon passé autour du pied du 

 microscope et du pied de la lam.pe, leurs positions respectives. Ces deux 

 points étant connus, on aura peu de peine parla suite à arriver à l'éclairage 

 voulu. Car il suffira, pour mettre le ^ bull's eye « en jeu, de le ramener 

 devant la lampe. 



Avec le ^ bull's eye -, il est absolument nécessaire d'employer le miroir 

 plan, et non le concave. 



On a dit que le ■> bull's eye ^ nuit toujours à la définition, et l'on a 

 conseillé de ne l'employer que lorsqu'on ne peut pas obtenir autrement un 

 champ éclairé assez grand, même en se servant du plat de la flamme. 

 D'après mes observations, cela est exact s'il s'agit d'un mauvais » bull's eyc" ; 

 mais avec un bon " bull's eye « de la formule de Nelson, la différence est 

 bien minime, si petite qu'il faut souvent une grande attention pour savoir 

 s'il en existe une. Je pense donc que le cytologiste peut et doit se servir 

 du V bull's eye " habituellement, quitte à le supprimer lorsqu'il croit utile 

 de le faire pour l'examen minutieux de quelque détail extraordinairement 

 délicat. 



Le plat de la flamme ne peut que rarement servir pour les grossisse- 

 ments un peu forts, vu qu'il ne fournit pas une lumière suffisamment 

 intense. 



ÉCLAIRAGE ANNULAIRE. 



î 



Il n'est pas assez connu qu'au moyen de la disposition employée pour 

 l'éclairage sur fond noir (■' black ground illumination -), on peut obtenir 

 avec des objectifs forts un éclairage qui n'est pas sur fond noir, mais qui 

 donne des effets qui sont parfois extrêmement utiles. Après avoir obtenu 



