430 



Arthur BOLLES LEE 



une image correcte d'un objet, soit à l'aide du condensateur seul, soit avec 

 le 1 bull's eye " si le condensateur ne suffit pas, il faut ouvrir entièrement 

 l'iris, placer dans le porte-diaphragmes du condensateur un » stop ^ ou 

 disque à milieu plein (le plus petit de ceux qui servent pour l'éclairage sur 

 fond noir suffira le plus souvent), et, s"il y a lieu, faire remonter le conden- 

 sateur jusqu'à ce qu'on obtient le maximum de lumière. La figure d'éclai- 

 rage se présentera alors comme un anneau lumineux entourant un disque 

 central sombre. On obtient ainsi un éclairage de l'objet par des rayons très 

 obliques dans tous les azimuths à la fois. La résolution est à son maximum, 

 ou à peu près. L'image montre des contours extraordinairement affinés, et 

 en môme temps une grande richesse de détail. Les divers plans focaux sont 

 très nettement distingués les uns des autres, de sorte que cette méthode 

 peut rendre de grands services en permettant de séparer des éléments qui 

 se présentent les uns au-dessus des autres dans une préparation. 



Personnellement je trouve cette méthode souvent très utile. Je crois 

 que les images qu'elle donne sont très correctes, mais souvent elles sont très 

 difficiles à interpréter. C'est une méthode qui ne réussit pas toujours, 

 et que je ne recommanderais qu'aux observateurs très expérimentés. Mais 

 j'ai cru utile de la décrire, parce qu'elle est certainement capable d'être à 

 l'occasion d'un bon secours. 



RÉSUMÉ. 



Si vous désirez travailler à la lumière du jour, ce que je ne conseille 

 pas, mettez un objet sur la platine, tournez le miroir de façon à l'éclairer, 

 mettez au point, centrez le condensateur, s'il n'est pas déjà centré pour 

 l'objectif à employer, orientez le miroir, réglez le diaphragme comme nous 

 l'avons dit sous d), et mettez le condensateur au point sur un barreau 

 de la fenêtre. Ne touchei plus ni au diaphragme ni à la crémaillère du 

 condensateur. 



Si vous désirez employer la lampe sans ^ bull's eye *•, mettez-la bien à 

 sa place marquée sur la table, tournez le bord de la flamme vers le micros- 

 cope, mettez un écran coloré devant, tournez le miroir plan de façon à 

 éclairer le condensateur, centrez-le s'il n'est pas déjà centré pour l'objectif à 

 employer, orientez le miroir de façon à centrer l'image de la flamme, réglez le 

 diaphragme comme nous l'avons dit sous d), mettez le condensateur au point 

 comme nous l'avons dit sous e). Ne touche^ plus ni au diaphragme ni à la 



