L ECLAIRAGE ET L EMPLOI DU CONDENSATEUR 431 



crémaillère du condensateur, mais réglez l'intensité de la lumière, s'il y a 

 lieu, à l'aide de vos écrans colorés. 



Si vous désirez employer le -^ bull's eye ^, ce que je regarde comme 

 la disposition normale pour le cytologiste, procédez d'abord exactement 

 comme ci-dessus, puis amenez le ^ buU's eye - devant la flamme. Sa dis- 

 tance focale de la flamme et sa position azimuthale ayant été fixées une 

 fois pour toutes au moyen des vis d'arrêt, il sera réglé aussitôt qu'il éclaire 

 en plein le miroir, et il n'y aura au plus qu'à corriger légèrement l'orienta- 

 tion de celui-ci pour arriver au centrage exact de l'image de la flamme, et à 

 remettre le condensateur au point pour son nouveau foyer. Comme aupar- 

 avant, ne toucheiphis ni au diaphragme ni à la crémaillère du condensateur, 

 mais réglez la lumière à l'aide de vos écrans colorés. 



