28 NOTES AUK OBSERV. MÉTÉOR. 



L'anémoscope est une girouette portde par une tige 

 de fer de 6 centimètres de diamètre, et de 2 mòtres 

 de hauteur, laquelle lìnit en un pivot d'acier tournant 

 dans un petit creux d'un morceau de metal tBÒs^ur. 



Gette tige passe par le sommet de la coupole de la 

 petite tour sus-énonc^e. Pour éviter le frottement, elle 

 tourue au milieu de quatre rouleaux de metal dur, dont 

 cliacun est très-mobile sur son axe. 



La girouette est placée à un mèti-e au-dessus du som- 

 met de la tour , elle est longue un mètre environ , et 

 large un demi- mètre. Elle se trouve parfaitement équi- 

 librée par son contrejioids forme à lentille horizontale, 

 pour qu'il oppose la moindre résistance au vent. 



Au-dessus de cette girouette il y a une plaque de fer 

 blanc très-mobile sur deux pivots qui sont aux bouts du 

 coté supérieur, placée en équerre de la girouette dans 

 un chassis en fer. Élevée par la force du vent , cette 

 plaque constitue l'anémoraètre. 



Par ces ihermomètres on évite l'influence de la temperature précédente 

 retenue par la plancbelte , et celle de la réflexion des rayons du soleil de 

 la plancbetle sur la boule therniométrique qui ne laissent pnint indiquer 

 à l'instrument la véritable temperature de l'air au moment qu'on l'observe. 



Le parallele des observations de deux thermomètres , doiit la marche est 

 bieo uniTorme , l'un sur la planchette , l'autre à la nouvelle fafon , placéi 

 l'un à cóle de l'autre, soit au Nord, soit au Sud, ma donne une différence 

 remarquable dans leur élévation , particulièrement à midi. 



Je donnerai dans une autre occasiou ce parallèle aver, des notes sur les 

 erreurs ordiuaiies dans ia manière de prendre les températitreg. 



