348 DESCRIPTION d'un NOUVEAU BAROMÈTRE , ETC. 



eii b par le goulot de la mème euvette, et le i-este ^ a 

 est place daus la canneluic de la planchette xvk qui 

 poi'te l'échelle , dont l'origine est Qann niveau du mer- 

 cure dans la euvette. 



La euvette entre dans un vase cylindrique de buìs 

 d eh g finii au tour: la figure présente la coupé de ce 

 vase pour en laisser voir la forme intérieure: la partie 

 inférieure est rapportée ti vis ea. e g pour plus de com- 

 modité dans l'exécution. Le fond de ce vase présente 

 d'abord tout au tour un sillon rond ir, tr, puis il se 

 relève vers le centre pour formar le petit support r r 

 sur lequel appuye la euvette retenue supérieurement en 

 p q par deux demi-disques de liège , dont l'échancrure 

 qui est au centre , embrasse le goulot de la euvette , 

 tandis que leur circonférence s'adapte intérieurement au 

 vase cylindrique de buis. Ce qui achève de bien assu- 

 jettir toutes ces pièces est un cercle de peau percé à 

 son milieu d'un trou un peu plus petit que le diamètre 

 extérieur de la canne baromètrique : on le fait passer 

 en a, et en le forcant un peu on le porte jusqu'en b^ 

 oti il enveloppe extérieuremeut l'ouverture d f, en le 

 liant fortement avec du fil autour des petites cannelures 

 circulaires df (i). 



A la partie la plus basse du sillon rond au fond de 



(i) Polir plus grande certitude de la cummunication de l'air atmospliérique 

 on petit percer cette peau de plusieurs peliis irous avec une épingle : je me 

 suis cependaat assuré que cette précaution n'est pas nécessaire. 



