352 DESCRIPTION D'UN NOUVEAU BAROMÈTRE , ETC. 



la première de ces deux quantités , variable eu elle- 

 méme , devient constante, dès que Tinstrument est con- 

 struit , la seconde dépend de l'élévation à laquelle a été 

 porte le baromètre ; la somme de ces deux quantités 

 exprime donc le poids total du mercure sorti de l'ia- 

 strument par l'effet de son transport dans les hautes 

 régions de l'air; d'où il s'ensuit enfin qu'en divisant 

 ce poids par 25 1 , 585 centig. ( poids d'un pouce de 

 mercure dans le baromètre ) on a pour quotient le 

 raccourcissement total de la colonne barométrique, qui, 

 corrigée des efFets des températures , et calculée par les 

 méthodes connues donne la plus grande hauteur ver- 

 ticale de l'aèrostat. 



Je joins ici un type de ce calcul pour rendre cette 

 opération plus claire. 



centigr. 



Poids du mere, dans la boule . » lySS 

 Poids des trois lignes de mercure 



dans la euvette » i283 , 8a 



Poids total ....,...» .Soig , 82 

 Poids d'un pouce de mercure dans 

 le barojnètre 25i, 585 



3oi9 , 82 



En fesant la division on aura » 



25i, 585 



= 12 



l'Oli a considerò coinme ne fesant plus panie dii baromètre, mais qui réelle- 

 ment ne cesse pas d'agir par son poids sur la colonne barométrique, en la te- 

 sam un peu plus élevée, qu'elle ne le serait sans cette petite pression. D'après 

 le rapport des quarrcs des diamètres du tube et de la euvette , ceite différence 

 "jerait un peu moins de irois lignes dans mon baromètre. 



