PAR H. CARENA. 353 



Le racconrclssement du mcrcure dans le baromètre 

 aurait donc été de ìz pouces , en négligeant une pe- 

 tite fraction qui n'est pas la 24.' partie dune ligne. 



Je ne chercherai point à dissimuler les difficultés , 

 que peut pvósenter l'usage de cet instrument. La plus 

 grande me paraìt celle qui vient des oscillations que peub' 

 laire la colonne baixométrique pendant lélévation de la 

 machine aerostatique , oscillations dont l'effet serait de 

 faire sortir de la euvette une quantité de mercure plus 

 grande que celle qui répond A la seule diminution de 

 pression des colonnes atraosphcriques. 



Mais , 1.", les diflerentes relations des pliysiciens qui 

 se sont élevés en l'air nous apprcnnent que tout mou- 

 venieut dans Ics machines aerostaticiues est extrémément 

 doux , et nul , que je sache , ne nous a parie de ces 

 oscillations de manière à nous faire croire qu'elles soient 

 bien grandes. 



2.° On vient de voir que le poids d'un ponce de 

 mercure dans le baromètre est de 25 1, 585 centigr. 

 tandis que celui des trois lignes de mercure dans la 

 euvette, est de I283, 82 centig. , ce cjui fait prcsque 

 deùx pouces de mercure dans le baromètre pour cha- 

 que ligne dans la euvette , et plus de 5 pouces pour 

 les trois lignes ; il suit de là que ces oscillations , si 

 elles ont lieu , et surtout les premières , qui devraient 

 etre les plus grandes , ne pourront point faire sortir le 

 mercure dans la euvette , à moins qu'on ne veuille les 

 supposer de plusieurs pouces , ce cmi ne parait pas ad- 



Yy 



