354 DESCRIPTION d'un NOUVEAU BAROMÈTRE , ETC, 



niissible. Qn'on ajoute ci cela que , d'apiès les dimen- 

 sions que j'ai données à cet instrument , l 'espace n , 

 savoir celili qui est compiis entre le tube bai'ométrique 

 et la euvette n'est que d'une ligne et demie environ , 

 ce qui iait que le mercure dans la euvette obc^it'sen- 

 siblement à la loi de la capillarité , de sorte qu'une pe- 

 tite secousse , et nicme une certaine inclinaison ne sont 

 point sullisantes pour le faire sortir de la euvette. 



3." En proposant aux voyageurs aeriens l'instrument 

 que je vieus de déciire , nioo but n'est pas de les dis- 

 penser d'observer un autre baromètre : ces observa- 

 tions comparalives sont au contraire très-nécessaires, 

 et je les recommande vivement aux mémes voya- 

 geurs , jusqu'à ce que l'expérience ait monile s'ils 

 peuvent se fier aux indications de mon instrument , ou 

 bien quelles sont les/modifìcations qu'on pourrait ap- 

 porter dans sa constiucliou , pour le rendre aussi par- 

 fait qu'il est possible. 



